Ueber thermoelektrische Temperaturmessung. 



Von 

 I. Rosenthal. 



Die grossen Vorzüge der thermoelektrischen Temperaturmessung haben 

 zu vielfachen Anwendungen derselben, besonders auch für physiologische 

 Untersuchungen, geführt. Trotzdem haften der Methode noch Schwierig- 

 keiten an, welche ihrer allgemeineren Verwendung im Wege stehen. So 

 z. B. können Störungen dadurch erwachsen, dass an allen Stellen des in 

 sich geschlossenen Kreises, in welchem verschiedene Metalle zusammen- 

 treffen, namentlich an den zur Verbindung benutzten Klemmen, Schlüsseln 

 u. dergl. secundäre Stromquellen auftreten. Es ist deshalb nothwendig, den 

 Stromkreis durchweg nur aus zwei Metallen zusammenzusetzen. Da nun 

 der Galvanometerdraht aus Kupfer besteht, so darf man nur eine Combi- 

 nation dieses Metalles mit einem geeigneten anderen Metalle benutzen, 

 muss auch alle Klemmen u. s. w. nur aus Kupfer herstellen. 



Als zweites Metall eignet sich für die meisten Fälle Eisen, welches in 

 der thermoelektrischen Spannungsreihe hinlänglich entfernt vom Kupfer 

 steht, um selbst feinere Messungen zu gestatten. Die elektromotorische 

 Kraft zwischen Eisen und Kupfer ist aber nicht proportional den Temperatur- 

 differenzen. Nach den Untersuchungen von Avenarius^ lässt sich viel- 

 mehr die Beziehung zwischen elektromotorischer Kraft und Temperatur- 

 differenz für Kupfer-Eisen selbst für sehr grosse Differenzen genau genug 

 durch die Formel 



E = b{t^ -g -f- c{t^^ — t 



darstellen. Sind die Constanten b und c durch Versuche festgestellt, so 

 kann man durch Messung von E sofort die Differenz t^ — t^ und wenn t^ 

 bekannt ist, unmittelbar t^ finden. Hat man nur sehr kleine Differenzen 

 zu messen, so kann man auch das zweite Glied der Formel vernachlässigen, 

 d. h. man kann die elektromotorischen Kräfte den Temperaturdifferenzen 

 einfach proportional setzen. Wenn man in diesem Falle zur Strommessung 



' Poggendorff s Ännalen. CXIX. S. 406 ff. 



