192 I. Rosenthal: 



eine Wiedemann'sche Bussole oder eine der vielen ähnlichen Galvano- 

 meterarten benutzt, so muss man jedoch, wie ich^ früher gezeigt habe, mit 

 dem Umstände rechnen, dass die Empfindlichkeit dieser Messinstrumente 

 mit den Schwankungen der horizontalen Componente der Intensität des 

 Erdmagnetismus sich ändert. 



Handelt es sich um Messungen, welche sich auf ein grösseres Tempe- 

 raturintervall erstrecken, an allen Stellen dieses Intervalles aber noch eine 

 genügende Empfindlichkeit (sagen wir bis 0-P oder 0-01° C.) haben sollen, 

 so thut man daher besser statt der Stromstärke die elektromotorische Kraft 

 selbst zu messen, was ja nach dem Compensationsverfahren mit grosser Schärfe 

 geschehen kann. Auf diese Weise hat mein Sohn^ in einer für physio- 

 logische Zwecke unternommenen Versuchsreihe gearbeitet. Er konnte jedoch 

 die Aufgabe, den Thermokreis ausschliessüch aus Eisen und Kupfer zu 

 bilden, nicht streng durchführen, da er zur Compensation ein E,heochord 

 von Platindraht benutzte. 



Um diesen Mangel zu beseitigen, habe ich jetzt ein Rheochord ganz 

 von Kupfer in folgender Weise herstellen lassen. In einem runden Kasten 

 sind 48 kleine Rollen von genau gleichem Widerstand im Kreise angeordnet. 

 Ihre Enden sind mit starken Kupferstiften verlöthet, welche über die Deck- 

 platte des Kastens hervorragen und dort glatt geschliffen alle in einer 

 Ebene enden. Auf diesen Endflächen schleift ein um die Achse drehbarer 

 kupferner Hebel 1. Die 48 Rollen sind in zwei Gruppen von je 24 getheilt. 

 Während die benachbarten Enden je zweier Rollen jeder Gruppe durch 

 die oben erwähnten Stifte unmittelbar, d. h. ohne merklichen Widerstand 

 miteinander verlöthet sind, hängen die beiden Gruppen untereinander durch 

 einen Kupferdraht zusammen, welcher um den Hartkautschukrand der 

 Deckplatte herumgelegt ist. An diesem Draht schleift das federnde Ende 

 eines Hebels 2, welcher ebenfalls um die Achse, aber vom Hebel 1 isolirt, 

 drehbar ist. Der Widerstand dieses Drahtes ist genau gleich dem einer 

 Rolle. 



Das Rheochord besteht also aus 49 Widerstandseinheiten. Verbindet 

 man die Enden desselben mit der compensirenden Kette, so fliesst der 

 Strom erst durch die 24 Rollen der einen (linken) Grui}pe, dann durch 

 den Kreisdraht und dann durch die 24 Rollen der anderen (rechten) Gruppe. 

 Der Zweigstrom wird durch die Hebel abgeleitet; seine Stärke kann von 

 bis 24 und beliebigen Bruchtheilen dieser willkürlichen Einheit wechseln. 

 Steht der Hebel 1 auf einem Stift der linken Gruppe, so ist sein Potential 



^ Wiedemann's Annalen. IL 480. — Sitzungsher. der physiJc.-med. Societät 

 zu Erlangen. 1876. 



^ "Werner Eosenthal, Thermoelektrisebe Untersuchungen über die Temperatur- 

 vertheilung im Fieber. Dies ArcJdv. 1893. Supplbd. S. 217 ff. 



