Über thermoelektrische Temperaturmessüng. 193 



positiv, steht er auf einem Stift der linken Grupioe, so ist es negativ gegen 

 das Potential des Hebels 2. Auf diese Weise kann man schnell und ohne 

 dass man nöthig hätte, den compensirenden Strom zu wenden, jede elektro- 

 motorische Kraft, welche in dem abgeleiteten Zweige auftritt, ihrer Stärke 

 und Richtung nach messen, vorausgesetzt dass sie innerhalb gewisser 

 Grenzen bleibt. 



Diese Grenzen werden durch die Intensität des Stromes bestimmt, 

 welcher das Rheochord durchfliesst. Da es sich bei Thermoströmen immer 

 nur um sehr kleine elektromotorische Kräfte handelt, so muss man in den 

 Kreis des compensirenden Stroms passende Widerstände einschalten. Bei 

 meinen A^ersuchen benutze ich zur Compensatiou zwei Normalelemente unter 

 Einschaltung von 40,000 ß in den Hauptkreis,^ Da die Schliessung dieses 

 compensirenden Stromes immer nur auf wenige Secunden erfolgt, so kann 

 man seine elektromotorische Kraft als vollkommen constant betrachten. 



Auf dem Hartkautschukrand, um welchen der Kupferdraht gelegt ist, 

 ist eine Theiluug angebracht, auf der ein mit dem Hebel 2 verbundener 

 Zeiger die Bruchtheüe des Drahts, welche eingeschaltet sind, anzeigt. Die 

 Länge des Drahts ist in 100 Theile eingetheilt.^ Betrachtet man einen 

 solchen Bruchtheil als Widerstandseinheit, so kann man also über 2500 

 derselben verfügen. Jeder Theil entspricht bei meiner Anordnung einer 

 Potentialdifferenz von etwa 2 . 1 0-^ Volt. 



Um aus den Angaben des Compensators unmittelbar die zu messende 

 Temperaturdifferenz bestimmen zu können, muss mau den Apparat aicheu. 

 Zu diesem Zwecke bringt man die beiden Löthstellen auf bekannte Tempe- 

 raturen und compensirt, sodann auf andere und compensirt wieder. Unter 

 der Voraussetzung, dass die Formel von Avenarius zutreffend ist, würden 

 zwei solche Bestimmungen genügen. Man thut aber besser, mehrere Be- 

 stimmungen bei verschiedeneu Temperaturen zu machen und aus den ge- 

 fundenen Werthen das Mittel zu ziehen. 



^ In diesem Falle konnte ich Messungen innerhalb der Grenzen ti±\3°C. aus- 

 führen, und zwar, wie später gezeigt werden wird, mit einer Genauigkeit bis auf 

 O'Ol". Sollen grössere Diiferenzen gemessen werden, so muss man weniger Wider- 

 stand einschalten. Die Normal-Elemente waren ähnlich wie die von Betz angegebenen, 

 also modificirte Daniell-Elemente, aus amalgamirtem Zink, Kupfer, Zinksulfat- und 

 Kupfersulfatlösungen, letztere mit reinem Gyps angerührt, zusammengesetzt. In 

 neuerer Zeit benutze ich Clark-Elemente. 



^ Je nachdem Hebel 1 auf der linken oder rechten Seite steht, müssen die Bruch- 

 theüe des Kreisdrahts vom linken oder vom rechten Ende her gemessen werden. Die 

 Zahlen sind deshalb doppelt und zwar der leichteren Unterscheidung wegen roth und 

 schwarz angeschrieben. 



Das Rheochord ist nach meinen Angaben von den HH. Reiniger, Gebbert & Schall 

 hier in vortrefflicher Weise ausgeführt und kann von denselben bezogen werden. 

 Archiv f. A. u. Ph. 1895. Physiol. Abthlg. 13 



