194 I. Rosenthal: 



In den Versuchen meines Sohnes, sowie bei den meinigen, handelt es 

 sich darum, Temperaturen zu bestimmen, welche zwischen + 20 und 

 + 45" C. liegen konnten. Es wurde daher beschlossen, die eine Löthstelle 

 möglichst constant auf etwa 32'' zu halten und die Temperatur der an- 

 deren durch Vergleichung mit jener ersteren zu bestimmen. Zu diesem 

 Zwecke wurde die eine Löthstelle neben einem Normalthermometer in 

 einem Thermostaten auf jener Temperatur erhalten. Derselbe wirkte so 

 gut, dass die Temperatur während einer längeren Versuchsreihe selten um 

 0-P schwankte. Zur Aichung wurde die andere Löthstelle in einem 

 gleichen Thermostaten auf eine andere Temperatur innerhalb der angege- 

 benen Grenzen gebracht und auf dieser erhalten, bis eine grössere Anzahl 

 von Bestimmungen gemacht waren. 



Die Aufgabe, welche wir zu lösen hatten, erforderte, dass schnell 

 hintereinander die Temperaturen mehrerer Stellen des Thierkörpers ge- 

 messen werden mussten. Zu diesem Zweck waren vier Thermokreise von 

 Kupfer und Eisen so miteinander combinirt, dass die vier einen Löthstellen 

 getrennt, die vier anderen vereinigt waren, d. h. in einen einzigen Kupfer- 

 draht ausliefen. Diese vierfache Löthstelle befand sich nebst dem Thermo- 

 meter im Thermostaten, die vier anderen an den zur Messung benutzten 

 Stellen des Thieres; bei der Aichung waren sie nebst einem zweiten Thermo- 

 meter in dem zweiten Thermostaten. Um die Fehler durch secundäre 

 elektromotorische Kräfte auszuschliessen, wurde ausserdem jede Messung 

 doppelt gemacht und zwar bei entgegengesetzter Richtung des Stroms, was 

 durch gleichzeitige Umkehr des compensirenden und des Thermostroms 

 mittels eines ganz von Kupfer construirten doppelten Stromwenders 

 geschah. 



Obgleich die Fehler durch secundäre Stromkräfte bei Anwendung des 

 neuen Kupferrheostaten kaum noch hervortraten, so wurde doch bei der 

 neuen Aichung dieses Verfahren beibehalten. Jede einzelne Bestimmung 

 setzt sich also aus acht Ablesungen zusammen, vier bei der einen Strom- 

 richtung für jeden der vier Thermokreise und vier bei der entgegen- 

 gesetzten Stromrichtung. Am Anfang und Ende jeder dieser acht Mes- 

 sungen wurden die Thermometer abgelesen. 10.8 solcher Messungen 

 bildeten eine Reihe, deren ]\Iittelvverthe zur Berechnung benutzt wurden. 



Der thermoelektrische Theil dieser Messungen ist von einer allen An- 

 forderungen entsprechenden Genauigkeit. Leider gilt dies nicht von dem 

 thermometrischen Theil. Namentlich hat man unter der Trägheit der 

 Thermometer zu leiden. Wenn sich die Temperatur in dem einen oder 

 dem anderen Thermostaten etwas ändert, so zeigen dies die Thermoelemente 

 sofort, die Thermometer aber nicht sogleich au. Statt der wahren erhält 

 man daher in solchen i'ällen falsche Werthe für die den abgeleseneu 



