Übee theemoelektrische Temperaturmessung. 195 



Wertheu der elektromotorischeu Kraft entsi^rechenden Temperaturdifferenzen. 

 Es bleibt deshalb nichts übrig, als durch Häufung der Versuche die Be- 

 obachtungsfehler zu eliminiren. 



Aus einer grösseren Zahl von Versuchen solcher Art berechnete ich 

 die Werthe der Constanten für die Formel 



zu Ä = 224-707 c= -0-7353. 



Ich habe der Formel die obige Form gegeben, weil der Ausdruck 

 El 

 - — - in anschaulicher Weise die Empfindlichkeit unserer Einrichtung oder 



den Grad der Genauigkeit, mit welcher wir, bei gegebenem t^ den Werth 



von ^2 2u bestimmen vermögen, anzeigt. _ giebt nämlich die Zahl 



der Compensatortheile an, welche auf einen Centigrad Temperatur- 

 diflferenz entfallen, t^ ist in unseren Versuchen immer = 32^. Für 



U^ = 20^ ist dann j^ = 186 . 5, für t,^ = 45^ aber nur 168 . 1. 



Für die Praxis der Temperaturmessung nach unserem Verfahren 

 kommt noch in Betracht, welche Verschiebung des Hebels 2 an dem Mess- 

 draht sich deutlich durch ihre Wirkung auf das Galvanometer erkennen 

 lässt. Dies hängt von der Empfindlichkeit des Galvanometers und von den 

 Widerständen im Thermokreise ab. Die Empfindhchkeit der Galvanometer 

 lässt sich bis zu jedem wünschenswerthen Grade steigern.^ Der Wider- 

 stand der Thermorolien beträgt zusammen nur • 2 i3. Dazu kommt dann 

 noch der Widerstand der Thermoelemente und der wechselnde Widerstand 

 des Compensatordrahts. Der Einfluss des letzteren macht sich deutlich 

 bemerkbar. Während bei kleinem t^ — t, die Ablenkung des Galvanometers 

 sofort sich ändert, sobald man den Compensator nur um weniger als einen 

 Theilstrich vor- oder rückwärts bewegt, wird bei grossen Differenzen die 

 Wirkung erst bei ein bis zwei Theilstrichen bemerkbar. Nehmen wir 

 letzteres als Grenzwerth an, so können wir also Unterschiede von nahezu 

 0-01 noch mit Sicherheit bestimmen. 



Die Empfindlichkeit würde noch sehr viel grösser sein, wenn nicht 

 der Widerstand der von mir benutzten Thermoelemente ein verhältniss- 

 mässig grosser wäre. Für die Aufgabe, welche ich zu lösen hatte (Tem- 

 peraturmessungen an Thieren), war es nothwendig, dass die Thermoelemente 



^ Ich benutze zu diesen Versuchen das von mir beschriebene Galvanometer 

 (Wiedemann's Annalen, Bd. XXIII); mein jetziges Instrument unterscheidet sich 

 aber von dem ursprünglichen insofern, als statt des Hufeisenmagnets ein astatisches 

 Nadelpaar aus zwei S-förmig gekrümmten Stücken Uhrfederstahl, deren Pole in vier 

 kleinen Eollen spielen, benutzt wird. Behufs Dämpfung sind an den Nadeln grosse 

 Glimmerblätter angeklebt, welche in zwei keilförmigen Luftkammeru schwingen. 



13* 



