196 I. E.OSENTHAL: Über thermoelekteisohe Tempeeatuemessüng. 



aus langen und biegsamen Drähten geformt wurden. Ich musste daher 

 dünne Drähte verwenden, und das macht bei dem verhältnissmässig grossen 

 specifischen Widerstand des Eisens sehr viel aus. Um trotzdem nicht 

 allzuviel an der Empfindlichkeit einzubüssen, verwende ich Bündel von je 

 einem Kupfer- und drei Eisendrähten von • 2 "^"^ Durchmesser. Bei An- 

 wendung der Methode für andere Zwecke, z. B. zur Bestimmung von 

 Schmelz- oder Siedepunkten und dergleichen wird man kürzere und dickere 

 Drähte anwenden können und es leicht dahin bringen, bis auf 0«00P 

 genau zu messen. 



Für Messungen, wie die letzterwähnten, welche ja jetzt in der physi- 

 kalischen Chemie eine grosse Rolle spielen, wird man die eine Löthstelle 

 nicht in einem Thermostaten, sondern in einer passenden Substanz, deren 

 Schmelzpunkt hinreichend genau bekannt ist, halten. Um chemische Ein- 

 wirkungen auf die Löthstellen zu verhindern, wird man dieselben mit 

 einem geeigneten Firniss überziehen oder noch besser vergolden, was ohne 

 Schaden für die thermoelektrische Wirkung geschehen kann. 



