504 W. Störeing: 



wohl ersparen und auf dessen Beschreibung in der oben citirten Arbeit von 

 Grad und Heymann's,^ sowie bei Kohnstamm^ verweisen. Den Muskel 

 liess ich nicht an Kautschukfedern, sondern an einer stählernen Eeder 

 Spannung entwickeln. Eür isotonisches Regime ist bei diesem Myographion 

 durch einen Kunstgriff F ick 's (er befestigte das belastende Gewicht nicht 

 direct unter dem Muskel, sondern in ^/g^ der Entfernung des Angriffs- 

 punktes des Muskels am isotonischen Hebelarm von der Achse) die Schleu- 

 derung auf ein Minimum reducirt. Die isometrischen Curven auf Schleu- 

 derung zu prüfen und eine etwaige Schleuderung auf ihre Grösse zu 

 bestimmen, diente ein ebenfalls in der oben citirten Arbeit S. 68 beschrie- 

 bener Apparat. Ich arbeitete isotonisch mit einer Belastung von 16 ^™ 

 und isometrisch mit ebensolcher Anfangsspannung. Die Hubhöhe und 

 Spannungsentwickelung des Muskels wurden auf übliche Weise auf einer 

 Kymographiontrommel verzeichnet. Die elektrische Reizung wurde erzielt 

 durch ein von Gad construirtes Magnetinductorium. Dasselbe gestattet, Fre- 

 quenz und Stärke der Reizung unabhängig von einander zu variireu. Dasselbe 

 wurde nicht bloss bei den Summationsversuchen, sondern auch bei den Ver- 

 suchen mit Einzelzuckungen verwendet. Da nämlich zur Wärmemessung 

 stets mehrere Einzelzuckungen gebraucht wurden und es zweckmässig war, 

 die Intervallen zwischen ihnen bei verschiedenen Reizstärken constant zu 

 halten, so war der Apparat auch für diesen Zweck wie geschaffen. Seine 

 Construction ist folgende^: Um eine verticale Achse ist eine Messingscheibe 

 drehbar, die an ihrer Peripherie 40 Durchbohrungen von 5 ™"i Durchmesser 

 in gleichen Abständen trägt; die Entfernung des Mittelpunktes eines jeden 

 Loches von der Achse beträgt 6-85 °°'. In jedes dieser Löcher ist ein 

 Zahn aus weichem Eisen eingepasst und mit der zugehörigen Ausbohrung 

 gleichlautend numerirt. Die Zähne lassen sich durch Schrauben von 

 aussen, welche vorn einen Kegel tragen, der in eine entsprechende Ver- 

 tiefung der Zähne hineinpasst, stets in gleicher Weise fixiren. In der Ent- 

 fernung der Ausbohrungen von der Achse befindet sich unter der Scheibe der 

 Pol eines kräftigen Elektromagnetes, der sich nach oben zum Durchmesser 

 einer Durchbohrung verjüngt, ihm gegenüber oberhalb der Messingscheibe 

 eine mit feinem Kupferdraht bewickelte Inductionsrolle, die einen Eisenkern 

 aus feinem Draht einschliesst. Die Entfernung der Rolle von der Scheibe 

 lässt sich durch eine Mikrometerschraube variiren. Die Messingscheibe steht 

 durch eine Pese mit einem Wassermotor in Verbindung, der durch ein in 



* Gad und Heymann's, a. a. O. S. 64 ff 



'^ O. Kohn stamm, Experimentelle Untersuchungen zur Analyse des Tetanus. 

 Dies Archiv. 189.S. S. 131. 



^ Vergl. die Abbildung auf Taf. V in diesem Archiv. 1893. 



