506 W. Stöering: 



Bewegung der Scheibe auf. Jener prismatische Schlitten trägt nun an 

 einer seiner Stirnflächen einen Haken, au dem das freie Ende des Fadens 

 befestigt werden kann. Werden nun die Leitungsdrähte der einen Seite 

 der Holzschienen mit den Drähten der secundären Kolle des Magnetinduc- 

 tors verbunden und die der anderen mit dem Muskel, und wird bei Um- 

 drehung der Scheibe des Magnetinductors das prismatische Holzstück auf 

 den Schienen fortbewegt, so tritt für die Zeit, wo es sich ausserhalb der 

 Papierstreifen befindet, kurzer Schluss ein, während für die Zeit, wo es 

 sich auf den Papierstreifen befindet, der Strom durch den Muskel seinen 

 Weg nehmen muss. Bei constanter Geschwindigkeit der Umdrehung bleibt 

 die Zeit der Reizung constant. 



Wir haben bei der Wärmemessung von Einzelzuckungen gewöhnlich 

 mit drei bis sechs Zuckungen gearbeitet. Wir suchten in jedem einzelneu 

 Versuch eine ungefähr gleiche Anzahl von Zuckungen zu erzielen, soweit 

 das mit dem du Bois'schen Schlüssel bequem zu erreichen war. Es Hess 

 sich coustatiren, dass die hier in Betracht kommende Differenz der Zahl der 

 Zuckungen den Wärmewerth für das Millimeter Zuckungs- bezw. Spannungs- 

 höhe nicht beeinflusst. Wir gewannen dann Vertrauen in die Constanz der 

 Versuchsbedinguugen und die Genauigkeit der Messungen bei einer Ver- 

 suchsanordnung, wenn der eben bezeichnete Wärmewerth für die gleiche 

 oder etwas verschiedene Anzahl von Zuckungen derselbe bheb. 



Damit dies der Eall ist, ist in Bezug auf die Aufeinanderfolge der 

 Reize nöthig, dass die Intervalle zwischen denselben nicht zu gross und 

 nicht zu klein sind. Sie sind zu gross, wenn ein Theil der bei den ersten 

 Zuckungen entwickelten Wärme sich schon der Umgebung mitgetheilt hat, 

 bevor die Wärme der letzten Zuckung zur Geltung kommt. Dass ferner 

 eine zweite Reizung nicht eintreten darf vor Ablauf der Zuckung einer 

 ersten, ist selbstverständlich. Es ist aber auch unzweckmässig, sie gleich 

 nach Ablauf derselben eintreten zu lassen, wenigstens für Ermüdungsver- 

 suche. Die vorher von einander geschiedenen Carven würden dann in- 

 einanderfliessen. In dem gleichzeitigen Aufzeichnen der Zuckungs- und 

 Spannungscurven auf der Kymographiontrommel ist also eine werthvolle 

 Controle gegeben. Wir haben nun empirisch den zweckmässigsten Abstand 

 der Reize ermittelt und diesen constant gehalten. 



Eine weitere Fehlerquelle könnte darin liegen, dass die durch die 

 elektrische Strömung in dem Muskel als Leiter erzeugte Wärme den 

 physiologisch bedingten Wärmewerth complicirte. Wir haben deshalb den 

 abgestorbenen Muskel in der Weise mit Reizströmen behandelt, wie wir den 

 lebenden zu reizen pflegten, aber keinen merklichen Ausschlag am Gal- 

 vanometer dadurch erzielt. Dieser Factor kann also ausser Betracht bleiben. 



