CAILLETETS EN PICTET'S PROEVEN. 



DOOR 



Dr. J. ZAAIJEB, Az. 



In de vorige aflevering (bl. 117) werden door mij de beginselen 

 besproken , waarop de vloeibaarmaking der zes tot dusver zoogenaamde 

 permanente gassen door cailletet en pictet berust. De inrichting en 

 werking der door hen gebruikte toestellen konden daarbij niet in bijzon- 

 derheden worden behandeld , wijl de afbeeldingen der gebruikte toe- 

 stellen nog ontbraken. Sedert is deze leemte aangevuld. Ik ga thans 

 de toestellen en de inrichting der proeven van cailletet en pictet 

 nader beschrijven. In de eerste plaats die van cailletet. ^ 



De toestel van cailletet, hierachter (fig. 1) afgebeeld, is niet het 

 oorspronkelijke werktuig, waarmede hij zijne belangrijke proeven het 

 eerst deed, maar een eenigszins gewijzigde en op kleiner schaal inge- 

 richte toestel, door den instrumentmaker ducretet vervaardigd. In 

 fig. 2 is de buis T T , waarin de gassen worden vloeibaar gemaakt , 

 afzonderlijk afgebeeld. Deze buis moet , vóór dat zij in den toestel wordt 

 geplaatst, eerst met zuiver en droog gas gevuld worden. Door een 

 buis van caoutchouc H treedt het gas in de buis en ontsnapt door 

 het uiteinde P, dat bij het begin open is. Wanneer alle lucht door 

 den aangevoerden gasstroom uit de buis is verdreven, smelt men deze 

 bij P voor de blaaspijp dicht. De buis wordt nu overeind gezet, en 



' De beschrijving van den toestel van cailletet is hoofdzakelijk ontleend aan het 

 nummer van 24 Januari 1878 van het tijdschrift les Mondes. 



9 



