68 WETENSCHAPPELIJK BIJBLA.D. 



— 55 ". Eenige kubiekcentimeters kwikzilver, in een glazen buis in zulk een 

 bad geplaatst , bevriezen binnen 3 minuten. [Revue Scientijique iS7 8 ,1^. 884:.) 



HG. 



Werking van den telepboon op den capillairen elektrometer. — De beer 

 F. J. M. PAGE toonde in de vergadering der Physical Society te Londen , 

 den loden Februari j. 1. de buitengewone gevoeligheid van dit kleine, door 

 LiPPMANN uitgevonden en door marey verbeterde werktuig, dat alle elektro- 

 meters in bruikbaarheid en gevoeligheid overtreft. Hij wierp een beeld van 

 het dunne daarin bevatte kwikzilver-kolommetje op een scherm , zoodat de 

 meniscus goed zichtbaar was , en reeds een stroom van ^/^ „ g „ van een 

 DANiELL'sche col bracht het kwikzilver in beweging. Om het nut van den 

 nieuwen elektrometer bij physiologische onderzoekingen aan te toonen , werd 

 het hart van een kikvorsch door niet voor polariseering vatbare elektroden 

 verbonden met het werktuig , en dadelijk kwam bij elke samentrekking van 

 het hart het kwikzilverz uiltje in sterke beweging. Nu werd er een telepboon 

 mede verbonden. Zoodra men op het ijzeren plaatje drukte , bewoog zich het 

 kwikzilver , en toen men de draden omzette, geschiedde die beweging in tegen- 

 gestelden zin. Wanneer men in den telepboon zong, bracht elke noot eene 

 beweging voort, maar de grondtoon der plaat, even als ook zijne octaven 

 en quinten , deed dit het sterkst. Sprak men in den telepboon , dan was het 

 kwikzilver in eene gestadige heen en weer gaande beweging. Zonderling vooral 

 was het uitwerksel van de w; daardoor werd eene dubbele beweging ver- 

 oorzaakt. {Chemical News, 22 Februari 1878, p, 79.) hg. 



Bepaling van den brekingsindex door het mikroskoop. — Bij de reeds 

 vroeger bekende methoden om door het mikroskoop den brekingsindex van 

 vloeistoffen en van vaste lichamen te bepalen , heeft de heer h. g. sorby 

 eene nieuwe gevoegd, die hij in de vergadering der Chemical Society van 

 4 April j. 1. beschreef. Deze methode steunt op het feit, dat, indien eenig 

 voorwerp, b. v. de lijnen op een glasplaatje, scherp in het focus is gebracht, 

 men den afstand tusschen het voorwerp en het objectief vergrooten moet , 

 zoodra een doorschijnend lichaam met paralelle oppervlakten op het voor- 

 werp gelegd wordt, om het weder scherp in het focus te brengen. Is die 



T 

 meerdere afstand d, de dikte van de plaat 5, dan is de brekingsindex 7,^77* 



Zoowel die afstand als de dikte van de plaat, of, waar het een vocht be- 

 treft, van het tusschen twee glasplaatjes besloten vochtlaagje, worden mi- 



