226 



OVER DEN RHE-ELEKTROMETER. 



tuigje te geven, vergezeld van eenige waarnemingen , daarmede op ver- 

 schillende telegraafstations in België gedaan. 



De rhé-elektrometer (stroom -elektrometer) bestaat uit een ronde 

 mahonyhouten doos met eene middellijn van 108 mm. buitenwerks , 

 hoog 28 mm. De doos is van binnen tot eene diepte van 10 mm. uit- 

 gehold met een middellijn van 96 mm. en vervolgens tot den bodem 

 toe met een middellijn van 87 mm. 



De hierbij gevoegde afbeeldingen stellen de halve natuurlijke grootte 

 voor; de cijfers geven de afmetingen in millimeters aan. 



De doos (zie fig. 1) wordt door eene schroef met moer op eene geelkope- 

 ren strook E bevestigd, en kan daarop om haar middelpunt in den ver- 

 eischten stand gedraaid worden. De koperen strook is aan het vrije 

 einde rechthoekig omgebogen, om het werktuigje daarmede door een 

 paar schroeven tegen een staanden wand te kunnen bevestigen. De 

 doos zelve is dus in eenen horizontalen stand geplaatst. 



Fig 1. 



p^ 



*— p- 



In de doos zijn, zooals de afbeeldingen (fig. 1 en 2) aantoonen, twee te- 

 genover elkander staande koperen knoppen met klemschroeven L en T 

 aangebracht ter opneming van de geleiders. Kechthoekig op de as tusschen 

 beide knoppen ligt op den bodem der doos een dunne holle cylinder van 

 eboniet (zie fig. 3) , met eene middellijn van 8 mm. , omwonden met 48 

 windingen van goed geïsoleerd koperdraad, van 1,25 mm. dikte, de iso- 

 leerende bekleeding niet medegerekend. Deze koperen draad heeft met 

 de uiteinden, die, zoo als fig. 3 aanwijst, met de vroeger vermelde 

 knoppen zijn verbonden , in het geheel eene lengte van 1,25 m. Ter 



' De beschrijving en vermelde waarnemingen zijn ontleend aan de Bulletins de l' Aca- 

 démie royale de Belgique, 2e Série, t. XLIII, No. 5. Mai 1877. 



