228 



OVEE DEN RHE-ELEKTROMETER. 



ebonieten kokertje , zoodat een gzer- of staaldraad er door heen kan 

 gestoken worden. Het yzer of staaldraad moet volkomen vrij van ee- 



nig magnetismns zijn. Bij het 

 insteken van den draad , door 

 MELSENs hem genoemd, mag 

 de stand van de magneet- 

 naald in het minste niet ver- 

 anderen, maar deze moet rus- 

 tig op het O-punt blijven staan. 

 De kern heeft eene lengte van 

 100 mm. en eene middellijn 

 van 2,4 mm. en is aan het 

 eene einde platgeslagen. Dit 

 platgeslagen einde moet altijd 

 naar de westzijde ingestoken 

 worden , en in de reeds ver- 

 melde holte rusten. Hierdoor 

 weet men steeds hoe de lig- 

 ging der naald is geweest. Om 

 echter tegen alle vergissing 

 te dien opzichte gewaarborgd 

 te zijn , moet de kern in eene 

 koperen knop worden gesto- 

 ken , waarin een gaatje is geboord. Hierin kan alleen het cylindrische 

 gedeelte der naald geschoven worden , en niet het platgeslagen einde. 

 Deze knop dient tevens om de opening in den wand te sluiten. 



Men moet eeuen voorraad van die kernen hebben , waartoe brei- 

 naalden zeer goed kunnen dienen , mits men zorg drage , als zij mag- 

 netisch zijn , zulks door uitgloeien te vernietigen. 



De ebonieten cylinder is in die richting omwonden, dat, als men 

 den knop L met de positieve pool en den knop T met de negatieve 

 pool eener galvanische cel verbindt , de blauwe punt , d. i. de naar het 

 noorden wijzende, van de magneetnaald naar het oosten wordt gekeerd: 

 d. i. naar het uiteinde van de kern te dier plaatse wordt aangetrok- 

 ken , omdat het ongelijknamig met de blauwe punt der naald is gemag- 

 netiseerd. Door de richting van den stroom om te keeren, vindt na- 

 tuurlijk het tegengestelde verschijnsel plaats. De toestel geeft dus de rich- 

 ting van den stroom te kennen , waardoor de kern gemagnetiseerd werd. 



