Eine neue Form des Bunsen-Photometers 
von 
Dr. Hugo Krüss, 
Das Fettfleck-Photometer nach Bunsen ist von allen Lichtmessaparaten derjenige, 
welcher am meisten angewendet wird. Bereits im Jahre 1843, als W. Th. Casselmann* 
dieses Instrument zum ersten Male ausführlich beschrieb, belegte er durch Versuche, dass 
das Bunsen-Photometer bedeutend genauere Resultate zulasse als die Photometer von 
Rumford und Ritchie. Das Rumford’sche Schattenphotometer wird seiner grossen Unge- 
nauigkeit wegen nicht mehr zu exakten Messungen angewendet und von der Klasse von 
Lichtmessapparaten, welche von der Konstruktion Bouguers abstammen, kommt jetzt wohl 
nur noch das in Frankreich sehr verbreitete Foucault-Photometer in Betracht. 
Das Bunsen-Photometer hat nun bisher in der Gastechnik bedeutend häufigere 
Anwendung gefunden als das Foucault’sche und auch in der Elektrotechnik scheint man 
sich in den meisten Fällen des Bunsen-Photometers zu bedienen und zwar aus einem 
Grunde, welchen schon Casselmann als einen Vorzug dieser Konstruktion anführt, weil 
nämlich bei derselben der Unterschied in der Farbe der beiden mit einander zu vergleichenden 
Lichtquellen bei weitem am wenigsten störend ist. 
Die grösste Schwierigkeit bei der Bestimmung der Helligkeit starker elektrischer 
Bogenlampen erwächst bekanntlich aus der so sehr verschiedenen Färbung des elektrischen 
Lichtes und der als Vergleichslichtquelle gewählten Gas-, Petroleum- oder Ölflamme. 
Die beiden Flächen des Photometers, deren Helligkeit mit einander verglichen werden soll, 
werden durch die beiden Lichtquellen sehr verschieden gefärbt, und fast alle Beobachter, 
welche das Foucault-Photometer benutzten, sagen aus, dass diese ungleiche Färbung der 
beiden Hälften des Photometerschirmes bei der Messung der Helligkeit des elektrischen 
Lichtes sehr störend hervortrete. Wenn solches bei dem Bunsen-Photometer bedeutend 
weniger der Fall ist, so mag dieses seinen Grund darin haben, dass es bei demselben 
nicht allein ankommt auf die Vergleichung der Intensität zweier von den beiden Licht- 
quellen beleuchteten Flächen, sondern dass man einen ferneren Massstab für die richtige 
Einstellung des Photometerschirmes dadurch hat, dass man sein Augenmerk auf die gleiche 
Deutlichkeit der Grenzen des Fettfleckes gegen das ungefettete Papier auf den beiden 
Seiten des Schirmes richtet. So ist es möglich, dass man mit einiger Übung bei dem 
Arbeiten mit dem Bunsen-Photometer die verschiedenen Farbeneindrücke der beiden 
beleuchteten Seiten gänzlich unterdrücken kann und durch Beobachtung der bezeichneten 
Grenzen genauere Einstellungen trotz der verschiedenen Färbungen fertig bringt, als mit 
dem Foucault-Photometer. 
® Pogg. Ann. 63, p. 576 (1844). 
