8 
Prisma I fallen, an Bı, Cı und Aı reflektiert werden und dann senkrecht zur Fläche Dı 
wieder aus dem Prisma austreten. Ebenso ist der Verlauf der Strahlen in dem zweiten 
Prisma I. Vor den Flächen Dı und Ds, welche in einer scharfen Kante zusammen- 
stossen, kann ein Rohr angebracht werden von je nach der Sehweite des Beobachters 
zu verändernder Länge, an dessen Ende sich eine Blendung mit kleiner Öffnung befindet, 
durch welche die Stellung des beobachtenden Auges in der Ebene des Papierschirmes 
fixiert wird. 
Das Auge sieht dann das Gesichtsfeld durch die Trennungslinie « der beiden 
Flächen Dı und D> in zwei gleiche Hälften geteilt, die rechte Seite ist das Bild der 
rechten Seite des Papierschirmes, welche von der einen Lichtquelle Lı, die linke Hälfte das- 
jenige der linken Seite des Schirmes, welche von der zweiten Lichtquelle L» beleuchtet wird. 
Dabei fällt das Bild von a in die Mittellinie a, die Bilder von b in die seitlichen Grenzen 
des Gesichtsfeldes Bı und ßs». 
Legt man nun die optische Axe des Photometers durch den Punkt a senkrecht 
zur Ebene des Papierschirmes und fettet das Stück des Papierschirmes von a bis c, so 
sind yı und ys die Bilder der Grenzen des Fettfleckes. Zu beiden Seiten der Mittel- 
linie a findet demgemäss bei der richtigen Einstellung des Photometers vollkommen gleiche 
Beleuchtung statt und diese Einstellung ist dadurch, dass die mit einander zu vergleichenden 
Flächen unmittelbar aneinander stossen, eine sehr bequeme. 
Versuche mit diesem Photometer haben gezeigt, dass damit eine sehr sichere und 
genaue Einstellung möglich ist. Durch Einsetzen eines ungefetteten Papierschirmes oder 
nur durch Verschieben des Papierschirmes, so dass der Fettfleck ausserhalb des wirksamen 
Raumes a b liegt, kann man den Apparat leicht in ein Foucault-Photometer verwandeln 
und sich überzeugen, dass letzteres bedeutend weniger genaue Resultate ergiebt als das 
Bunsen-Fettfleck-Photometer. 
Hamburg, April 1884. 
