490 



den Gelehrten publicirte Angabe, er liiitte bei Untersuchnn- 

 gen welche mit Hülfe eines Plössl'schen Mikroskopes von 

 600-fathcr Vergrösserung angestellt wurden, sich eines Mi- 

 krometers bedient, bei welchem die Seite eines Quadrates 

 0,00003 Millimeter betragen habe*). Wenn einem gläubigen 



*) Betraciitea wir diese Angabe etwas näher. Obiger Decimalbruch 

 iu einen gewöhnlichen Bruch verwandelt, beträgt 75-5,7 Milli- 

 meter. Da es eine absolute Unmöglichkeit ist, ciuen Glasmikro- 

 meter so fein zu theileu, so erhellt von selbst, dass iu jenem 

 Falle ein in das Ocular eingelegter Mikrometer gemeint gewesen 

 sein muss, allein dass auch in diesem Falle die Angabe jener 

 Grösse eine Unmöglichkeit einschliesst, erhellt aus Folgendem. 

 Mein Piüssl'sches Mikroskop giebt mit den Objectiven 4, 5 und 6, 

 und mit dem Oculare 3 eine Liuearvergrösscrung von 680. Legt 

 man nun einen Plössl'scheu Mikrometer, auf welchem die Linie 

 iu 60 Theile getheilt ist, in das Ocular eiu, und gebraucht man 

 als Object den zweiten Plössl'scheu Mikrometer, welcher in 30 

 Theile getheilt ist, so wird das Bild von einem Quadrate des 

 letztern im Oculare ziemlich genau von den Strichen des crste- 

 ren Mikrometers iu 60 Theile getheilt. Nuu bestimmte ich die 

 Länge der Seiten eines solchen Quadrats mit einer für diesen 

 Zweck hinreichenden Genauigkeit zu r^W Millimeter; der Zwi- 

 schenraum zwischen zwei Strichen des im Oculare liegenden Mi- 

 krometers entspricht also xTTjViy Ofi^r -^-J-^ Millimeter. Dieses ist 

 ungefähr ^'^ von der Grösse, welche bei der oben angeführten 

 Messung erhalten worden sein soll; folglich müsste bei derselben 

 im Oculare ein Mikrometer gelegen sein, auf welchem die Linie 

 in 2400 Theile getheilt gewesen wäre. Die Verfertigung eines 

 80 fciu getheilten Mikrometers ist nun zwar keine Unmöglichkeit, 

 denn Fraunhofer hat Theilungeu von ähnlicher Feinheit wirk- 

 lich ausgeführt, allein eine vollkommene Unmöglichkeit wäre es, 

 die Tlicilstriche zu sehen, wenn eiu solcher Mikrometer in das 

 Ocular eingelegt würde. Ich wenigstens sehe bei einem in 600tel 

 Millim. getheilten Mikrometer die ganze getheilte Fläche als ei- 

 nen zusammenhängenden Streifen, ohne dass irgend ein einzel- 

 ner Strich in demselben sichtbar wäre, und beim Einlegen eines 



