. 491 



Publikum solche Angaben geboten werden, so mag es nicht 

 überflüssig sein, die Weise, wie mikroskopische Messungen 

 angestellt werden, und die Genauigkeit, welche mit unsern 

 gegenwärtigen Hülfsmitteln zu erreichen ist, zu besprechen. 



Die bei mikroskopischen Untersuchungen gebräuchlichen 

 Mikrometer beruhen auf sehr verschiedenen Priucipien, 



Die schärfste Messung würde man ohne Zweifel durch 

 solche Vorrichtungen erhalten, durch welche das durch das 

 Mikroskop gesehene Bild des Objectes auf analoge Weise, 

 wie bei dem Heliometer, in zwei verschiebbare Bilder getrennt 

 werden könnte, und durch welche man die Verschiebung vom 

 völligen üebereinanderfallen beider Bilder bis zur Berührung 

 ihrer Ränder messen würde. Eine solche Vorrichtung be- 

 sitzt der DoUond'sche Wollenraesscr; bei Mikroskopen, wel- 

 che zu wissenschaftlichen Untersuchungen bestimmt sind, ha- 

 be ich sie noch nie getroffen, und meinen Versuchen zu Fol- 

 ge, welche ich mit einem Dollond'schen, an mein Mikroskop 

 befestigten Apparate anstellte, sind sie leider nur zur Mes- 

 sung weniger Objccte tauglich, nämlich nur zur Messung 

 isolirter Gegenstände. Die getrennten Bilder von einzelnen 

 Körpern sieht man hinreichend scharf auf dem gleichförmig 

 beleuchteten Gesichtsfelde des Mikroskops, um mit aller nur 

 wünschbareu Genauigkeit ihre Ptäuder in Berührung bringen 

 zu können. Um den Durchmesser von isolirten Fasern, 

 Körnchen u, dergl. in voller Schärfe zu messen, wären Vor- 

 richtungen dieser Art wohl allen andern vorzuziehen. Wo 

 man dagegen den Durchmesser einzelner Theile eines zusam- 

 menhängenden Ganzen bestimmen will, z. B. den Durchmesser 



in 500tel Linien setheilten Mikrometers sehe ich zwar noch die 

 einzelnen feinen Striche , aber ohne alle Möglichkeit , mittelst 

 derselben messen zu können. ' 



