602 



jocles In entgegengesetzter Richtung durch das Ocnlar geführt 

 wird, lind dass man den Anfang nnd das Ende dieser Ver- 

 scliiobiiug durch die Berührung eines im Ocular ausgespann- 

 ten Spinnenfadens, oder Ijcsscr eines zarten, anf Glas gezo- 

 genen Diaraantstriches mit dem einen, und später mit dem 

 andern Rande des Bildes bestimmt, worauf die zur Verschic- 

 hung nothwendig gewesene Drehung der Schraube am Index 

 des Instrumentes und der gctheilten Trommel der Schraube 

 abgelesen wird. Die Genauigkeit der Messung richtet sich 

 daher nach der Genauigkeit, mit welcher die Einstellung des 

 Spinneufadens auf die Ränder des Bildes bewerkstelligt wird. 

 Es vereinigen sich nun mehrere Umstände, um die Ausfüh- 

 rung dieser Operation in voller Schärfe unmöglich zu machen. 

 Erstens tritt am Rande des Bildes, wenn man denselben 

 mit dem Faden in Berührung bringen will, eine Beugung 

 des Lichtes, nnd in Folge derselben eine Abplattung des 

 Randes ein, welche ein vollkommen scharfes Ancinander- 

 legen des Bildes und des Fadens unmöglich macht. Diesem 

 Uebelstande könnte man zwar dadurch begegnen, dass man 

 im Oculare zwei parallele, in kleiner Entfernung von einan- 

 der gezogene Diamantstrichc anbringen, und auf die Mitte 

 ihres Zwischenraumes einstellen würde, allein auch dadurch 

 wäre iu den meisten Fällen ein scharfes Einstellen noch nicht 

 gesichert. Die Anwendung von Diamantstrichen führt näm- 

 lich überhaupt den Uebcistand mit sich, dass dieselben, wenn 

 das Bild eines nicht sehr durchsichtigen Objcctes unter ihnen 

 durchgeführt wird, nur sehr schwierig zu sehen sind, nnd 

 häufig, wenigstens momentan, ganz unsichtbar werden. Ich 

 fand es daher zweckmässiger (wenn nicht kleine Kügelchen 

 gemessen worden sollen, welche allerdings besser mittelst ei- 

 nes Fadens gemessen werden), in das Ocular einen Ring ein- 

 zulegen, in welchem sich in der Richtung eines Radius eine 

 fein zugeschlilTenc Nadel befindet, deren Spitze bis in den 



