. 503 



Mittelpunct des Ringes reicht, und auf die Spitze der Nadel 

 einzustellen. Es erleichtert dieses das Einstellen bedeutend, 

 indem die Nadel auch über einem dnulceJn Objecto sehr scharf 

 gesehen wird, und es weit leichter ist, die Nadelspitze mit 

 dem Rande des Bildes in Berührung zn bringen, als dieses 

 bei Anwendung eines Fadens der Fall ist. 



Eine zweite Ursache der fehlerhaften Einstellnug liegt 

 darin, dass man mit aller Vorsicht doch häufig nicht ver- 

 meiden kann, die Schraube etwas weiter vorzuschrauben, als 

 mau beabsichtigte, oder zu frühe mit der Drehung derselben 

 aufzuhören. Hat man über deu Berührungspunct der Bilder 

 vorgeschraubt, so lässt sich der Fehler durch Zurückschrau- 

 ben nicht wieder verbessern , indem der immer vorhandene 

 todte Gang der Schraube das Resultat der Messung noth- 

 wendig falsch machen würde. Diese in der Unsicherheit der 

 Hand begründete Üngenauigkeit des Einstellens Hesse sich 

 zwar leicht entfernen, wenn am Mikrometer auf analoge 

 Weise, wie an den Kreisen der astronomischen Instrumente, 

 eine Vorrichtung augebracht würde, um den letzten Theil der 

 Drehung mittelst einer Schraube vorzunehraeu. Es ist aber 

 wohl nicht der Mühe werth, das Instrument auf diese Weise 

 complicirter und in seiner Anwendung zeitraubender zu ma- 

 chen, iudem es offenbar kürzer ist, wenn mau beim Einstel- 

 len einen bedeutenden Fehler beging, die Beobachtung zu ver- 

 werfen und eine neue zu machen. 



Ein weiterer Umstand , durch welchen kleine Fehler ver- 

 ursacht werden können, liegt darin, dass die gewöhnlichen' 

 säulenförmigen MikroskopFtative keinen so soliden Bau be- 

 sitzen, dass nicht durch einen auch nur schwachen Sciteu- 

 druck, welchen mau bei der Drehung der Mikrometerschraube 

 unwlUkührlich ausüben kann , in Folge der Elasticität des 

 Statives und des ganzen' Messapparales der letztere um eine, 



