506 



Da sich iitiu 0,04 Milliraetor zu 0,002 Linien verhält =1:9, 

 so scliiiMicn die Striche dieses Mikrometers um Visooo"' ^on 

 einander .ibznsteheu , und da die Striche im Verhältnisse zu 

 ihren Zwischenräumen etwas stark gezogen sind, so hatten 

 die licllen Streifen zwischen denselben eine noch nm etwa '/4 

 •ioringore Breite. Mag es sieh nun aber mit der Grenze des 

 mikroskopischen Sehens vcrlialten wie es will, so ist einleuch- 

 tend , das9 jener wahrscheinliche Fehler, wenn es sich von 

 der Bcurthoiiung der Genauigkeit des Messens handelt, eine 

 sehr verschiedene Bedeutung erhält, je nachdem die Dimen- 

 sionen des gemessenen Körpers grösser oder kleiner sind, in- 

 dem derselbe einem immer grösseren Bruchtheile des Durch- 

 messers des gemessenen Körpers gleichkommt, je kleiner die- 

 ser Körper ist. Es wird dieses aus folgenden Messungen, 

 welche nach der Grösse der Objccte geordnet sind, und bei 

 welchen der wahrscheinliche Fehler in Bruchtheilen des Durch- 

 messers der Objecto angegeben ist, am deutlichsten erhellen. 



a) Durchmesser des Objectes = Ys'" (Glasmikrometer). 

 Wahrsch. Fehler = Y4iüo« 



6) Das gleiche Object. Wahrsch. Fehler = ^/4398. 



c) Durchmesser des Objectes = '/jq Millim. (Glasmikro- 

 meter). Wahrsch. Fehler = Yigso; hei einer zweiten 

 Reihe von Messungen wahrsch. Feliler = '/951. 



d) 1/20 Millim. (Glasmikrometcr). W. F. = i/sw 



e) Yso'" (Glasmikroraeter). W. F. = V734> ^^^ einer zwei- 

 ten Messung W. F. = Y-go« 



/) Yas Millim. (Glasmikrometer). W. F. = Yaao- 



S) Ygt'" (Glasmikrometcr). W. F. = Y289- 



Ä) Ysst'" (Diaraantstrieh auf Glas). W. F. = ,/79. 



Vi3.«'" (Diaraanstrich auf Glas). W. F. = Yav 



h) Y2396'" (Faser in der Wurzelrinde einer Orchidee). 



W. F. = V2U. 

 V4436'" (ähnliche Faser). Wahrsch. Fehler. = »/11- 



