(5) 



SÉANCE DU 15 JUIN 



459 



d'air riche en oxygène ; cet appareil se compose d'un spiromètre 

 enregistreur et d'un récipient contenant une substance qui ab- 

 sorbe l'acide carbonique. Nos expériences ont montré que, par 

 ce procédé, sans analyse de gaz, par la simple mensuration des 

 courbes de respiration enregistrées par le kymographe, on ob- 

 tenait des déterminations d'une très grande précision. 



C'est pourquoi j'ai construit un appareil analogue pouvant 

 servir pour des expériences sur l'Homme, chez qui une détermi- 

 nation simple et en même temps exacte des échanges respira- 

 toires est du plus grand intérêt pour le diagnostic et le contrôle 

 du traitement, notamment dans les affections de la glande thy- 

 roïde. 



V 





^ 





îi 



'l'iV'iiï..,,,^ 



3 







Fig. I. 



La figure i montre une dessin schématique de l'appareil, qui 

 consiste en un spiromètre d'une capacité de 6 litres, dont les 

 mouvements sont enregistrés sur le kymographe (3) lequel, au 

 moyen du mécanisme (4), marche avec une vitesse constante de 

 2o mm. par minute. Le spiromètre renferme un récipient rempli 

 d'environ 8 kgr. de chaux sodée, capable d'absorber en tout 

 environ i.ooo 1. de C0-. Par les conduits i et 2, le spiromètre est 

 rattaché à un système de valves de respiration, et une embou- 

 chure ou un masque à respiration convenable. Le dessin fait voir 

 comment l'air expiré passera dans le spiromètre à travers la 

 chaux sodée, pendant que l'air privé de CO^ est aspiré par le 

 conduit I. 



Au début d'une détermination, le spiromètre, au moyen du 

 robinet (lit) est rempli d'environ 6 1. d'oxygène. Le gaz étant 

 consommé au cours de l'expérience, le spiromètre dessinera une 

 courbe de respiration toujours descendante (5). 



Si l'assimilation d'oxygène est constante, on peut tracer une 



