(57) SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 887 



On parvient aisément au même résultat en utilisant un appa- 

 reil beaucoup plus simple, dont le schéma ci-contre permet de se 

 rendre facilement compte. Cet appareil comprend trois parties : 

 t" le système oscillant ; 2" le système d'observation ; 3° le sys- 

 tème de rotation. 



Le igyitèrne oscillant consiste en liiie sphère en laiton A d'en- 

 viron 2 cm. de diamètre se continuant en haut par une tige en 

 laiton B longue de 18 centimètres et large d'environ 2,5 mm. La 

 sphère et la tige sont nickelées. Cette dernière porte à sa partie 

 supérieure un miroir C maintenu par une vis de serrage. La tige 

 B est suspendue à un fil en bronze phosphore D de tS centièmes 

 de millimètre de diamètre et d'environ 70 em. de longueur. L'ex- 

 trémité inférieure de ce fil est ëoudée au centre d'un écrou en 

 cuivre E qui s'adapte à l'extrémité filetée de là tige B. L'êxtrémilc 

 supérieure de ce fil est soudée âu centre d'une pièce de cuivre F 

 niàfisivé, qui a&âure la stabilité du âystènli. 



On observe les déviations de là gphère A âu moyen d'un téles- 

 cope mufti d'une grande échelle divisée èft millimètres et éclai- 

 rée par une lampe électrique. Le système d'observation est placé 

 «Uf un âuppôrt stable qui §è trouve à un mètre et demi de dis- 

 tance du système oscillant. 



Le système de rotation conâistê en Un tube argenté dé DêWar, 

 fixé de façon stable à l'axe d'un kymographe électrique de Blix 

 dont on peut faire varier la vitesse de rotation (î). A une vitesse 

 donnée, le temps néeei&airê pour une révolution reste toujours 

 constant. 



Mode d'emploi. Le soi lyophilè dont on désire trouver la visco- 

 sité est placé dans le tube de Dewarj de telle façon que la sphère 

 A plonge entièrement dans le Hquide et soit recouverte d'une 

 couche de ce dernier. 



On met en marche le kymographe de manière qu'il fasse un 

 tour complet en dix à quinze secondes, puis on détermine, au 

 moyen du télescope, la déviation maxima de l'image de l'échelle. 

 On répète à plusieurs reprises cette détermination et l'on obtient 

 ainsi le maximum de déviation moyenne. 



Calcul des résultats. Le temps nécessaire pour une révolution 

 complète du tube de Dewar t, multiplié par le maximum de la 

 déviation moyenne de la sphère observée par l'image de l'échelle 

 d, est proportionnel à la viscosité, ainsi que cela résulte de divers 

 travaux (2). 



^^} i^P^/"' provenant de la maison Hiklmg-Sandstrôm, à Lund (Suède") 

 (2) M. Margules. Wien. Ber., i883, t. II, p. 83, p. 588. M. Couette, loc.' cit 

 Brodniann Ann. de phys., 1892, t. III. 45, p. 159. L. E. Sjurney. Phys. Revue 

 1908, t. XXVI, p. 98. E. Verschaffeit et J. Nicaise. Proc. Ac. roy. sciences, Ams- 

 terdam, 1917, t. XIX, p. 1062 ; 1918, t. XX, p. 986. E. Hatschek. Loc. cit 



