SÉANCE DU 21 OCTOBKÈ 951 



DÉTERMINATION UE LA PRESSION ARTERIELLE MAXIMA 

 PAR LA MÉTHODE OSCILLOMÉTRIQUE, 



par Pu, Fabre. 



Si l'on ulilisc un manchon brachial de laigeur réduite, la 

 courbe oscillomélrique est déterminée dans sa forme, moins par 

 les résistances passives cjue par les déformations élastiques des 

 tissus interposés. 



Au moment de l'équilibre entre une pression sanguine q et une 

 compression exercée Q, on a l'égalité : 



où E représente l'énergie potentielle de déformation des parois 

 artérielles et des tissus interposés ; V, le volunic du segment de 

 membre comprimé. 



HF 

 En particulier, Q sera égal à q quand -777- =0, c'est-à-dire 



quand le segment de membre aura atteint le volume Vo qui rend 

 E minimum. 



Cette circonstance se produit dans deux cas : 



1° à la diastole, pour une compression égale à la pression mi- 

 nima : p. 



2° à la systole, pour une compression égale à la pression maxi- 

 ina : P. 



Il existe une relation entre les amplitudes oscillométriques cor- 

 respondant à ces deux cas. 



En effet, la variation volumétrique entre la diastole et la sys- 

 tole est : 



Dans le i"'' cas, lorsque = p : AVm = Vmax. — Vo 



Dans le 2" cas, lorsque Q = P : aVm = Vo — Vc 



(Vc = volume de collapsus artériel). 



Ajoutant membre à membre : 



AVm-}- AVM = V„,ax. - Vc 



on obtient précisément la valeur de l'indice oscillométrique 1, 

 exprimé en volumes. 



AVn, -^ aVm = I 



Remplaçant les variations de volume de l'air du manchon par 

 les rapports des oscillations au>s: pressions correspondantes, quan- 

 tités proportionnelles aux précédentes, conformément aux lois 

 des gaz, cette réaction devient : 



