<45) 



SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 



1375 



ne doit être qu'incomplètement relâchée de manière à permettre 

 le libre dégagement des gaz. On agite d'une manière presque 

 continue pendant 5 minutes et on recueille les gaz sous la cuve 

 à eau dans un tube mensurateur. Le tube est évasé intérieure- 

 ment en entonnoir et gradué en demi-dixièmes de ce. En rai- 

 son de sa capillarité, les gaz n'y pénètrent pas spontanément ; on 

 les y fait entrer en usant de l'artifice suivant, déjà utilisé par Ni- 

 cloux en pareil cas. On introduit dans le tube un fil d'argent ou 



de cuivre et sans tarder les gaz s'engagent le long du fil. Le tube 

 mensurateur doit être nettoyé intérieurement pour éviter les 

 gouttes adhérentes et les erreurs de lecture. L'usage de la cuve 

 à eau pour lire le volume des gaz est inutile, du fait que sous 

 l'influence des effets de capillarité l'eau sous-jacente au gaz ne 

 sort pas du tube. De plus, si l'on désire diminuer la hauteur de 

 cette petite colonne deau, il suffît d'introduire dans le tube men- 

 surateur une petite plume mouillée et par des mouvements de va 

 et vient on réduira la colonne d'eau à la hauteur voulue, par 

 exemple i cm. Finalement, on refroidit i'appareil sous un jet 

 d'eau froide et Ion fait la lecture à l'air libre. 



On fait, avec cet appareil, de bons dosages à partir d'im déga- 

 gement gazeux de o.i ce. 



Il s'ensuit que si l'on pratique, avec cet appareil, des dosages 

 d'urée dans le sang, il suffira d'avoir à sa disposition 8 ce, au 



