116 RÉUNION BIOLOGIQUE DE STRASBOTIRG (12) 



RÉGULATEUR A FLEAU BIMÉTALLIQUE POUT\ THERMOSTATS 

 A CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, 



par Edouard Chatton. 



Le directeur de l'Institut zoologique ayant décidé de supprimer 

 les feux pernianenls des étuves à gaz de iios laboratoires, nous 

 avons été amenés à substituer à ces appareils des thermostats à 

 chauffage électrique. 



Pour les cultures, nous avons adopté les étuves de Jouan qui 

 nous donnent toute satisfaction. Pour les inclusions en paraffi- 

 ne, nous avions d'abord tenté d'utiliser les anciennes étuves au 

 gaz, en cuivre, à paroi d'eau, en ne les chauffant que d'une 

 manière intermittente. Mais leur fonctionnement dans ces con- 

 ditions exige une surveillance très attentive et qui n'exclut d'ail- 

 leurs point les aléas pour les pièces à inclure, surtout quand le 

 séjour à létuve doit se prolonger. Aucun des régulateurs usuels, 

 d'après notre" expérience, ne permet d'atteindre à la fois rapide- 

 ment, automatiquement et sûrement, le degré de température 

 fixé par un premier réglage. 



Des appareils à chauffage électrique pouvaient seuls donner ces 

 résultats. Mais le prix de ceux qu'on trouve dans le commerce ne 

 permettait pas d'en doter tous les travailleurs. Ils ne répondent 

 d'ailleurs pas à toutes les nécessités techniques. Il importe au 

 moins, que dans une étuve pour inclusions, à chauffage inter- 

 mittent, la paraffine puisse être fondue très rapidem.ent dans un 

 compartiment à température plus élevée que celui où se fait l'in- 

 clusion. 



Nous avons réalisé une étuve satisfaisant à ces besoins. 



Sa pièce essentielle est le régulateur. Il a été étudié non seule- 

 ment en vue de son emploi dans les étuves à paraffine, mais 

 aussi en vue de son montage extemporané et facile dans n'impor- 

 te quelle caisse ou récipient, de manière à pouvoir improviser 

 des thermostats et à disposer d'une échelle très large de tempé- 

 ratures nécessaires à certaines recherches expérimentales. 



x\ous avons utilisé le principe bien connu de la dilatation iné- 

 gale des deux métaux d'un couple ; l'originalité du régulateur 

 réside dans le mode de suspension du couple qui, lui laissant 

 une liberté absolue d'inflexion dans les deux sens, exclut toute 

 déformation permanente, quelles que soient les variations de tem- 

 pérature entre o° et 90°. C'est là la condition essentielle du main- 

 tien du réglage en régime intermittent. 



Le roupie est formé par une lame de zinc de i x 0.00 x i ^i mm., 

 sondée h imo lanir' d'acier laminé droit de mêmes dimensions. 



