H8 RÉUNION BIQLQGIQUE p,E STRASBOURG (14) 



ces assemblées, jouant indépendamment les unes des autres, et 

 partant sans déformations d'ensemble. Elle est revêtue d'amiante. 



La température fixée par un premier réglage, suivi d'extinc- 

 tion, est après rallumage, atteinte automatiquement en un maxi- 

 mum de 2 heures et maintenue constante à partir de ce moment, 



Op conçoit quelle peut être réconomie réalisée par la elis,çon- 

 tinuiiè du chauffage. Celle-ci est maintenant de règle dans les 

 laboratoires de l'Institut zoologique. 



Tout d'une pièce, indépendant de reRYelQpp.e isplâiite des 

 étuves, facile à accrocher à n'importe quelle paroi, ce régulateur 

 peut servir au montage des appareils les plus divers destinés au 

 rnaintien d'une atmosphère à température constante. 



ilnstitut zoologique de VUniversUé). 



EUDIQMÈTRÇ POUR DE PETITES QUANTITES DE GAZ, APPLICATIONS, 



par Maurice Nicloux. 



L'aiialyse de petites quantités de gaz présente pour le physio- 

 logiste, le même intérêt que les méthodes de micro-dosage en 

 général et déjà un certain nombre d'instruments (Appareils de 

 Krogh, ou de Barcroft, ou de Van Slyke), quoique construits suv 

 des principes différents, ont donné la solution de ce problème 

 d'une façon tout à fait satisfaisante. Il faut noter, cependant, que, 

 jiisqu'ici, l'eudiométrie nialgré tous les avantages quelle présen- 

 te, n'a pas fait l'objet d'une étude particulière. Le petit appareil 

 très simple que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à la 

 Réunion biologique permet de combler cette lacune, 



Son principe est celui de l'eudiomètre à eau de Gréhant ; je 

 le rappelle : un fil de platine, servant d'inflammateur, est coiffé 

 par ui\e cloche à gaz quelconque, mais graduée, conteriant le 

 gaz à faire exploser ; le fil de platine, porté au rouge par un cou- 

 rant électrique, provoque l'explosion ; la lecture des volumes ga- 

 ?euXj avant et après celle-ci, — l'acide carbonique, s'il s'en est 

 formé dans la combustion, çiyant été absorbé — donne tous les 

 éléments du calcul de l'analyse. 



Poijr transformer l'eudiornètre de Gréhant en micro-eudiomè- 

 tre, on pourrait penser, a priori, qu'il suffit d'opérer avec des 

 plochos y gaz étroites, mais, outre les difric\Utés qvic présenterait 

 la construction de l'inflammateur, on aurait à craindre la com- 

 bustion incomplète qui est de règle quand on fait exploser un 

 mélange gazeux, même en présence d'nn excès d'oxygène, dans 

 un tube de faible dinmèlre. L'interdiction d'utiliser des cloches 



