(15) 



SÉANCE DU 10 JUIN 



119 



étroites, les seules permettant une très grande précision, paraît 

 d^pc formelle. Il n'en est rien, cependant, si l'on dissocie 

 en quelque sorte l'analyse en deux tçmps : l'explosion réalisée 

 dans un tube suffisamment large, la pzesiire du gaz faite dans 

 un tube très étroit. Voici comment on y arrive et comment se 

 présente alors le micro-eudiomètre. 



^ ^ Une cloche de 12 mm. de diamètre, dans laquelle 



on pourra faire pénétrer l'inflammateur de l'eudio- 

 mètre de Gréhant, est surmontée d'un tube étroit et 

 long, d'un volume de 2 ce. à 2,5 ce. gradué en 

 i/5o de ce ; on apprécie très facilement le quart 

 d'une division, soit o,oo5 ce. La cloche porte un 

 petit appendice en forme de boule, dont nous ver- 

 rons l'utilité dans un instant. 



La petite masse gazeuse à faire exploser, dont le 

 volume ne doit pas dépasser le volume du tube 

 étroit, soit 2 ce à 2,5 ce, est supposée transvasée 

 dans la cloche du micro-eudiomètre. Il faut, tout 

 d'abord, en mesurer exactement le volume ; comme 

 la bulle ne peut pénétrer d'elle-niême dans le tube 

 étroit servant de mesureur, étant donné le faible 

 diamètre (un peu plus de 3 mm.) de ce tube, il faut 

 recourir à ux\ artifice et le plus simple m'^ paru 

 être le suivant : toujours sur la cuve à eau, on intro- 

 duit un fil de cuivre bien propre dans l'eudiomètre 

 et on le pousse jusqu'à l'extrémité supérieure du 

 tqbe mesureur. Tout de suite, grâce au fil de cui- 

 vre qui lui sert de conducteur, le gaz commence 

 à pénétrer dans le mesureur et, en quelques 

 instants, il s'y trouve accumulé ; on retire alors 

 le fil et on lit le volume de gaz sur une cuve 

 à eau à température constante. Il reste main- 

 tenant à le faire exploser. A cet effet, le tube est transporté 

 sur la cuve à eau et retourné dans une position inclinée, à -45° 

 environ, la partie graduée en bas, le diverticulum soufflé sur 

 la cloche regardant le haut. De nouveau, avec le fil de cuivre ser- 

 vant de conducteur, on déplace le gaz : les bulles, une à une, tra- 

 versent la cloche, mais, au lieu de s'échapper hors de l'appareil, 

 elles sont collectées dans le diverticulum (i). L'appareil est alors 

 retourné, replacé dans la position primitive, le mesureur en 

 haut ; on fait passer sans la moindre difficulté le gaz du diverti- 

 culum dans la cloche et, pour le faire exploser, il suffit d'en coif- 



(i) Je pratique parfois cette manipulatipn à l'air libre çn prenant I^ précau- 

 tion de boucher la cloche avec le doigt dès qu'on l'etourne l'appareil . 



