138 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



et le prisme à réflexion totale (Pr), fixé sur le microscope A, à la 

 place du miroir. Ainsi, le faisceau ultraviolet reste étroit sur son 

 parcours et ne perd pas d'intensité. Vient ensuite l'objectif (O2), 

 en quartz 6 mm. monochromat-e (Zeiss), dans la douille de l'appa- 

 reil Abbé du microscope A, comme nous l'avons décrit. Pour 

 pouvoir observer l'élément à piquer avant, pendant et après la 

 piqûre, ce qu'on peut faire seulement avec l'éclairage normal, je 



I 



place entre l'oculaire et le prisme (Pr) un miroir troué (M), 

 comme celui des ophtalmoscopes ; il réfléchit la lumière d'une 

 lampe électrique (L) placée derrière le microscope A, dans la 

 direction du prisme et de la préparation (P) avec la cellule repo- 

 sant sur la platine du microscope A. En môme temps, le faisceau 

 des rayons ultraviolets, qui donne l'image ultraviolette de piqûre 

 étant assez étroit, à proximité de l'oculaire, passe sans inconvénient 

 à travers le trou du miroir. Pour la mise au point de cette image 

 ultraviolctlo, on abaisse simplement un écran (Ec) devant la 

 lampe électrique (L), ce qui a pour effet l'obscurcissement total 

 du champ. On voit, alors, le point vert brillant dans la solution 

 de fluorescéine sur le fond noir et on l'indique par la pointe de 

 l'aiguille de l'oculaire à index. Ceci fait, on n'a plus qu'à enlever 

 l'écran. 



Les deux microscopes reposent sur un support (E) en bois, 

 dont les dimensions et la construction sont telles que les axes de 



