Sl'i RÉUNION DANOISE DE BIOLOGIE {10) 



passe le eourant d'action du cœur, mais aussi, et simultanément, 

 les courbes du pouls veineux, celles du pouls artériel et les car- 

 diogrammes (i), nous avons eu l'idée de nous servir de l'électro- 

 cardiographe (2) pour la détermination de l'onde artérielle. 



Notre procédé est le suivant. Les deux pelotes artérielles sont 

 appliquées, comme d'habitude, à la carotide et à la radiale. Deux 

 tuyaux de caoutchouc d'égale longueur transmettent les mouve- 

 ments de ces pelotes (transmission par l'air) à deux autres, dis- 

 posées dans un support approprié, de façon que leurs leviers enre- 

 gistreurs se trouvent à une distance de 2o-3o cm. de la fente 

 étroite de la chambre photographique de l'électrocardiographe. 





i 



L-;^ _ ■ - '^ , . ,i ... , ' ;a 



Y\Q,, I. — Courbes obtenues sur un individu normal. En haut, une courbe 

 dc' la carotide ; en bas, colle de la radiale. Vitesse de mouvement de la plaque 

 photoo-raphique : 3,8 mètres à la minute. L'intervalle (temps) qui sépare les 

 apparitions de deux ondes artérielles consécutives est de longueur normale 

 Ci/aô-"' de seconde environ). La durée se trouve indiquée à l'aide de droites 

 parallèles verticales, perpendiculaires à la direction des courbes artérielles. La 

 distance entre deux droites représente i/25 de seconde. Chaque cinquième 

 tli-oitc est plus accusée que les autres et la distance entre deux droites noires 

 représente donc l'espace d i/5^ de seconde. 



({iiils séparent du système d'éclairage. Le chronographe de l'ap- 

 pareil fonctionne comme dans l'enregistrement des électrocardio- 

 grainmcs. Des qu'on aura glissé la plaque photographique dans 

 Il <liunbre noire, derrière la fente, les mouvements des leviers 

 s y inscriront en même temps que ceux du chronographe. 



Conmic la fente est très étroite, les deux points de leviers dont 

 nii verra inscrits les mouvements seront toujours des points cor- 



(i ) Voir Th. Lewis. Tlie. Mechonisin oj Ihe, Jleorl Bcal. Tomes I et II. Londres 

 i:f)i I cl 19:40, etc. 



(■j) La technique ci-dessous décrite est réglée sur l'électrocardiographe de 

 rlambridge, mais, avec des modifications légères, elle jwurra être rendue ap- 

 plicable aux autres types d'électroranlif)graplics couramment employés. 



