(31) SÉANCE DIT 8 NOVEMBRE 923 



Mais, la solution hypochlorée est d'une préparation délicate, 

 d'un dosage difficile qui tient à l'inégalité du titre chloré du chlo- 

 rure de chaux employé et enfin d'une conservation très douteuse, 

 malgré l'adjonction de stabilisateurs, tels que le bicarbonate de 

 soude. L'expérience nous a montré qu'après 24 heures de prépa- 

 ration, les solutions hypochlorées, même stabilisées, perdaient 

 les 2/5 de leur teneur en hypochlorite de soude, c'est-à-dire en 

 chlore et en oxygène actifs. 



Or, il est de toute évidence, que les produits oxygénés ou chlo- 

 ro-oxygénés n'agissent réellement vis-à-vis des agents morbides 

 qu'ils doivent détruire, comme vis-à-vis des tissus qu'ils sont ap- 

 pelés à reconstituer, que lorsqu'ils sont extrêmement près de leur 

 moment de production chimique immédiat, ce que Denigès a 

 bien défini sous les termes de « chlore actif » et <c d'oxygène ac- 

 tif ». 



C'est donc, non iseulement une action chimique banale et pas- 

 sive, qui intervient dans la réaction du liquide vis-à-vis des tis- 

 sus, mais surtout une question d'état et c'est cet état de l'élément 

 actif, qui à dose égale produit des effets supérieurs. Ce qui re- 

 vient à dire que l'on peut diminuer la dose de l'élément actif 

 quand son état est naissant, autrement dit à la période la plus 

 efficace de son activité qui est aussi celle qui le rend plus apte 

 à entrer en combinaison. 



C'est ce qu'a cherché à réaliser l'appareil que nous présentons 

 aujourd'hui, qui n'est que l'application pratique et vraisembla- 

 blement intéressante de phénomènes physiques connus à une 

 préparation et à un emploi nouveau. Il fournit, au fur et à me- 

 sure des besoins, et seulement à ce moment, une liqueur hypo- 

 chlorée, isotonique au sérum sanguin, à la température de 35-38° 

 titrant 0,02 p. 100 d'hypochlorite de soude, soit le 1/20 environ 

 de la solution de Dakin-Carrel pure et concentrée et à l'état nais- 

 sant de sa production. 



Le liquide mère est une solution de chlorure, de sodium au ti- 

 tre physiologique de 5 p. 100, contenue dans un tonnelet en 

 verre ; la partie productrice de la solution hypochlorée chaude 

 est le robinet d'écoulement lui-même. 



Ce dernier, en ébonite ou en bakélite, avec vis pointeau de ré- 

 glage, porte deux ajutages en platine suffisamment distants, qui 

 prennent contact avec le liquide, uniquement au moment de l'é- 

 coulement de ce dernier. Le principe consiste dans l'électrolyse, 

 au fur et à mesure du passage du liquide dans le robinet, de la 

 solution isotonique de chlorure de sodium et l'utilisation de la ré- 

 sistivité du liquide pour obtenir l'élévation de la température, 

 par effet Joule. L'appareil est indéréglable ; il utilise indistincte- 

 ment tous les courants électriques en usage, continus, par prise 



