SEANCE DU O DECEMBRE 



1013 



lions tant intraveineuses que sous-cutanées n'a pas dans nos ex- 

 périences empêché le réflexe pnéocardiaque de se manifester. 



(Laboratoire des travaux pratiques de physiologie de la Faculté 



. de médecine). 



Dispositif d'enregistrement photographique pour le réflexe 



psychogalvamque, 



par Wechsler. 



Je voudrais vous présenter un nouvel appareil photogalvaiio- 

 m étriqué qui nous permet de travailler dans une chambre claire, 

 et de faire en même temps des enregistrements photographiques. 



Javais construit l'appareil tout particulièrement pour l'étude 

 du réflexe psychogalvanique, mais il peut servir pour n'importe 

 quel genre d'expériences où l'on \eut enregistrer des tracés con- 

 tinus des variations galvanométriques. 



M, Miroir du galvanomètre. — M', Miroir plan. — F, Fente. — P, Pont de 

 Wheatslone. — T, Tableau. — E, Echelk. — H, Horlogerie. — C. Cloison. 



Voici les principes de sa construction. 



Au fond dune petite boîte (fig. i) se trouve un galvanomètre du 

 genre d'Arsonval, dont le miroir concave, M, ayant un foyer de 

 4o cm., reflète une image qui vient d'une lampe de lo bougies 

 (pas indiquée sur le schéma) qui est placée à cette distance du 

 miroir. L'image du miroir est reflétée sur une fente, F, qui se 

 trouve sur une cloison également à /jo cm. du galvanomètre, mais 

 avant que l'image arrive à la fente, elle est interrompue par un 

 miroir, M'^ incliné à /(S"" et qui sert à refléter perpendiculairement 

 une partie des rayons sur une petite échelle en celluloïd graduée 

 en millimètres, E, située en haut de la boîte. Derrière la cloison, il 



