130 Gesammtsitzung 



dicken Schichten besteht. Zuweilen aber, namentlich wenn die 

 Jodirung bei hoher Lufttemperatur vorgenommen und das Licht 

 nicht hinreichend ausgeschlossen war oder die zur Auflösung des 

 Jodsilbers benutzten Salze bereits starke Zersetzung erlitten hat- 

 ten, ist die dünnere Schicht durch einen schwach bräunlichen Ton 

 von der stäi'keren zu unterscheiden. Derselbe verschwindet jedoch 

 durch Poliren der ganzen Platte mit weichem Leder und einer 

 Spur von geschlämmtem Eisenoxid vollständig. 



Die nach der einen oder der andern Methode dargestellten 

 Schichtenpaare sind durch eine scharfe Linie getrennt, welche nur 

 im durchgehenden Lichte erkennbar ist. 



Messung des absorbirten Lichtes. 



Eine im Vorigen beschriebene, mit zwei verschieden starken, 

 sonst aber völlig identischen Silberschichten bedeckte Spiegelglas- 

 platte wird nun, normal zur Collimatorachse, so vor den Doppel- 

 spalt des Spectrometers gestellt, dass die Trennungslinie der Schich- 

 ten mit . der Trennungslinie der beiden Spaltöffnungen zusammen- 

 fällt, und dann das Beobachtungsfernrohr auf den Doppelspalt ein- 

 gestellt. Letzteres trägt im Ocular den bereits früher beschriebe- 

 nen schmalen Ocularspalt, welcher nur das zu messende, hinrei- 

 chend homogene, Licht ins Auge gelangen lässt. 



Die Breite derjenigen Hälfte des Doppelspaltes, welche von 

 der dickeren Silberschicht bedeckt wird, werde zur Einheit genom- 

 men, die Breite der andern sei ö, nachdem beide Lichtintensitäten 

 gleichgemacht sind. Die Zahl h wird unmittelbar an der Trommel 

 der Mikrometerschraube des Spaltes abgelesen, die zugehörige Wel- 

 lenlänge bestimmt sich durch die Ablesung am getheilten Kreise 

 des Spectrometers. 



Ist nun k die durch eine Schicht metallischen Silbers von der 

 Dicke Eins durchgehende Lichtmenge, die eintretende zur Einheit 

 genommen, und d die Dickendifferenz der beiden Silberschichten, 

 so hat man 



h = ¥' , (1) 



also 



log/v 

 log^' = -J-^. (2) 



