vom 7. August 1876. 487 



tricität in beiden Fällen bei gleicher mittlerer Dichtigkeit des Lei- 

 ters erfolgen. Das Resultat ist jedoch anders, die kleinere Run- 

 dung wird meistens eher durchbrochen, und z^Yar deshalb, weil 

 nicht die Spitze, sondern die innere Glaswand selbst, da sie von 

 jener geladen wird, die eigentliche Elektrode ist, und man an einer 

 kleinen Rundung früher eine hohe Dichtigkeit erreicht, als an einer 

 grossen. Die eigentliche Elektrode hat aber bei solcher Anordnung 

 überhaupt eine ganz unbestimmte Grösse, weil die Ansammlung 

 der Elektricität auf Isolatoren eine grössere Zeit beansprucht, und 

 in dem Maasse, in welchem die Ladung beschleunigt wird, die 

 Wirkung der Glasfläche vor derjenigen der Spitze zurücktritt. 



Soli die fragliche Elektrode also eine Spitze bleiben und zu- 

 gleich eine bestimmte Grösse haben, so ist Sorge zu tragen, dass 

 sich Glas und Metall in ein und derselben Fläche berühre, oder 

 dass zwischen beide ein anderer möglichst vollkommener Isolator 

 bei möglichst inniger Berührung eingeschaltet sei. Das Erstere ge- 

 schähe, wenn man in ein massives Glasstück eine für die zuge- 

 spitzte Stange genau passende Öifnung bohren liesse, das Letztere 

 geschieht mit Hülfe von Harzmischungen, welche man geschmolzen 

 zwischen die vorher erwärmten und mit derselben Mischung bereits 

 überzogenen Flächen giesst. Allein es giebt keinen zweiten Kör- 

 per, welcher der Elektricität einen solchen Widerstand böte, als 

 Glas, wenigstens keinen, welcher sich gleichzeitig mit diesem so 

 eng verbände oder so geschmeidig wäre, als es der vorliegende 

 Versuch erfordert. Die Folge ist, dass in der fraglichen Masse, 

 bevor das Glas durchbrochen wird, von der Spitze des Leiters aus- 

 gehend leicht eine eigenthümliche, langsam fortschreitende Büschel- 

 entladung beginnt, durch welche die innere Glasfläche in grösserem 

 oder geringerem Maasse elektrisirt, und die Wirkung der Spitze 

 abermals illusorisch gemacht wird. Bei Anwendung eines Induc- 

 tionsapparates wächst die Dichtigkeit des Leiters zu schnell, als 

 dass jene Entladungsform ihrer langsamen Ausbildung halber einen 

 nachtheiligen Einfluss hätte. Bei Anwendung einer Reibzeug- oder 

 einer Influenzmaschine jedoch ist dieser Einfluss sehr störend, und 

 man muss ihn auf das geringste Maass beschränken dadurch, dass 

 man die fragliche Mischung nur in einer äusserst dünnen iSchicht 

 anwendet, weil jene Entladungsform in einer solchen einen grossen 

 Widerstand findet. Dasselbe Mittel gewährt aber noch in anderer 

 Beziehung einen grossen Vortheil. Man kann so nämlich jeden 



