EENIGE LICHTMETINGEN. 127 



gebrachte verdeeling in centimeters nauwkeurig genoeg kan aflezen. 

 Op het middelste blokje wordt een standaard geschroefd, die het be- 

 kende schermpje draagt, met de beide zijdelings daarachter geplaatste 

 vlakke spiegeltjes , die veroorloven de beide zijden van het schermpje 

 te gelijk te zien. Zoo toegericht zoude de photometer , om betrouwbare 

 uitkomsten op te leveren , geplaatst moeten zijn in een lokaal waarvan 

 de wanden en de zoldering dof zwart waren gemaakt. Bij gemis van 

 zulk een lokaal is daaraan te gemoet gekomen , door het plaatsen ach- 

 ter de lichtbron en de normaalkaars van bij elk een dof zwarte zin- 

 ken plaat van 80 cM. hoog en 50 cM. breed, en over het scherm met 

 de spiegeltjes van een evenzeer inwendig dof zwart gemaakte tunnel- 

 vormige zinken kap van 30 cM. lang, 14 cM. hoog en 10 cM. breed. 

 Ook de tafel waarop alles geplaatst was en de goot zijn dof zwart. 

 Het teruggekaatste licht wordt door deze beide inrichtingen van het 

 schermpje geheel of althans in genoegzame mate weggehouden. Ik 

 overtuigde mij hiervan door een lichtmeting te herhalen na verwisse- 

 ling van plaats tusschen kaars en lichtbron. De uitkomst was in beide 

 gevallen volkomen dezelfde. Mijne normaalkaars mocht eigenlijk dien 

 naam niet dragen. Het is een gewone stearinekaars van de fabriek 

 te Gouda. Ik had mij vroeger reeds en heb mij nu weder overtuigd, 

 dat deze kaarsen wat de standvastigheid van haar licht aangaat voor 

 dit doel zeer wel te gebruiken zijn en vond het dus verkieselijker om 

 mijne uitkomsten in deze algemeen bekende en voor iedereen bereik- 

 bare eenheid uit te drukken, dan om dit te doen in de Engelsche 

 '^candles'^ of de Fransche "■carcels^\ in het dagelijksch leven geheel 

 onbekende grootheden. * 



Reductien van het verbruikte gasvolume op 0*^ en normaaldruk heb 

 ik niet verricht. Wat men in het dagelijksch leven wenscht te weten , is 

 niet het volume dat het gas zou hebben bij O", maar dat wat het 

 heeft bij de temperatuur van het oogenblik. Evenzoo voor de drukking. 

 Ik merk hier dus slechts aan dat de temperatuur in het laboratorium ge- 

 durende mijn proefnemingen nooit lager dan öS^noch hooger dan 61°F. 

 is geweest, en dat de baroraeterstand heeft gevarieerd van 756 tot 759. 



' Naar een bepaling, waartoe mij de heer van eijndhoven op het stedelijk gaslabo- 

 ratorium te Haarlem dezer dagen welvvilleud de gelegeuheid verschafte, verschilt mijne 

 lichteeuheid zeer weiuig van de Eogelsche. Wij vonden dat het licht van de eerste 

 gelijk staat met i,U;)6 Candle. 



