198 DE VERDEELING VAN DE WARMTE IN HET ZONNESPECTRUM EN 



spectrum , ontstaan door een zwavelkoolstof-prisma , is tweemaal langer 

 dan dat gevormd door een water-prisma. Hieruit volgt : dat de ver- 

 deeling van de warmte in het spectrum tot nu toe niet werd ge- 

 meten zooals liet behoort en ook , dat men zijn toevlucht moest nemen tot 

 een zonnespectrum , waarvan men weet , dat de lengte niet afhangt van 

 de stof waaruit het prisma is vervaardigd. 



Reeds vroeger was door draper getracht een meting te verkrijgen 

 van de warmte in het spectrum , ontstaan door de buiging van het 

 zonlicht door een traliescherm. Zoo noemt men een glasplaat bedekt 

 met roetzwart, waarin een menigte evenwijdige fijne strepen zijn aan- 

 gebracht. 



Het zonnespectrum , door een traliescherm ontstaan ^ , biedt een onder- 

 scheid aan met het zonnespectrum gevormd door een prisma ; bij het 

 traliekleurenbeeld zijn de afstanden der onderscheidene kleuren tot 

 een bepaald punt , met hare golflengten rechtstreeks evenredig , terwijl 

 bij het zonnespectrum door een prisma gevormd, de afstanden der 

 verschillende kleuren afhangen van den aard van de stof, waaruit het 

 prisma is vervaardigd. 



De warmte-werking in dit zoogenaamd buigingsspectrum is zeer ge- 

 ring , zoodat DRAPER met een gevoelige thermozuil tot uitkomsten kwam 

 die , volgens hem zelf , bevestiging en aanvulling behoeven. 



Denzelfden weg te volgen door draper ingeslagen , scheen ondoel- 

 treffend om de temperaturen in het buigingsspectrum van punt tot 

 punt te bepalen , en langley , die zich deze bepaling ten doel stelde , 

 had dus een instrument te construeeren , waarvan de macht om kleine 

 temperatuursveranderingen te meten , veel verder reikt dan alle tot 

 nu toe gebruikte thermometers. Na een aantal vrachtelooze pogingen 

 is het LANGLEY gelukt zijn doel te bereiken , door de constructie van 

 het werktuig , waaraan hij den naam heeft gegeven van Bolometer (van 

 ^oXri , ^aXXu) , werpen en jxèvQOv)^. 



Bij het vervaardigen van het instrument is langley uitgegaan van 

 het bekende feit , dat als zoo een elektrische stroom door een metalen 

 draad vloeit , deze metalen draad een weerstand biedt aan den stroom , 



^ Over de wijze waarop liet traliekleurenbeeld wordt gevormd, veroorloven wij ons 

 te verwijzen naar de Leerboeken der Natuurkunde. Een kort, zaakrijk en glashelder 

 overziclit vindt men in het Leerboek der ISatuurkunde Deel IlI van Dr. j. bosscha Jr. 



" The Bolometer and liadiant Energij by Prof. s. p. langley. Cambridge. üniversity 

 Press. John Wilson and Son. 1881. 



