DE BOLOMETER. 



199 



welke weerstand grooter wordt wanneer de temperatuur van den draad 

 stijgt ; deze vermeerdering van weerstand heeft ten gevolge dat de 

 stroomsterkte kleiner wordt , zoodat de temperatuursverhooging van 

 den draad , die aan de stralen van een warmtebron wordt blootgesteld , 

 zich doet gevoelen door een vermindering van de sterkte van den stroom , 

 die door dien draad wordt gevoerd — af te lezen op een galvanometer. 



De Bolometer is verder gebouwd , gedachtig aan het beginsel neer- 

 gelegd in de zoogenaamde brug van wheatstone. 



Denken wij ons een plankje waarop acht klemschroeven zijn gesteld , 

 waarvan vier, a, b, c en d, in de hoekpunten van een ruit geplaatst zijn, ter- 

 wijl e en ƒ in de zijde a c , g en h in de zijde cd staan. Op de wijze , in fig. 3 

 aangegeven , zijn deze klemschroeven door draden verbonden , welke dra- 



rig- 3. 



den alle volmaakt gelijk zijn , zoodat de weerstand a b , gelijk is aan dien 

 tusschen b en d; evenzoo is de geheele weerstand in de draadstukken a e 

 en fc, gelijk aan dien in c g -\- Ii d. De klemschroeven b en c worden 

 door een draad verbonden waarin een galvanometer is geplaatst; tus- 

 schen de klemschroeven e en f brengt men een weerstand , die met 

 een anderen tusschen g en h gebracht , gemakkelijk te vergelijken is. 



Brengt men toch de pooldraden van een galvanische zuil met a 

 en d in verbinding , dan zal de galvanometernaald in de brug b c geen 

 afwijking aanwijzen , zoodra de draad tusschen e en ƒ gelascht , denzelfden 

 weerstand heeft als die tusschen g en h. 



De korte beschrijving door langley van zijn instrument gegeven 

 luidt als volgt: 



»Ik plet staal, platina of palladium tot reepjes van Vioo tot Vsoo mM. 

 dikte , en snijd van deze reepjes stukken van 1 mM. dikte en hoog- 

 stens 1 cM. lengte ; ik verbind deze stukken zoo dat er een stroom 

 van één of meer cellen van daniell door kan gaan. 



»Deze stukjes vormen als het ware twee tralieschermen , en de stroom 



