DSGM SPETTROSCOPISTI ITALIANI 3 



dimostrano la grande necessità di tener conto di tali spostamenti. L' anno scorso,- 

 quasi alla stessa epoca, anche il signor Stefan ha studiato questo fenomeno, ed è 

 arrivato a risultati un poco meno pronunziati, ma del resto consimili (1). 



La distanza D' D" è in spettroscopia oramai una grande distanza. Eppure si corre 

 rischio di commettere un tale errore, comparando p. e. una misurazione fatta in pieno 

 sole con un'altra fatta all'ombra, oppure una misurazione fatta nelle ore calde del 

 mezzogiorno con un'altra fatta di notte o nel mattino. Ne segue che non vi esiste 

 che un solo metodo buono, per comparare gli spettri di diverse sorgenti luminose: 

 quello della sovrapposizione. Negli altri casi, quando ciò non sia possibile, bisogna 

 graduare lo spettroscopio e determinare frequentemente la temperatura, cosa molte 

 volte difficilissima, quando p. e. si osserva il sole. Ed è certamente questa una delle 

 canse del frequente disaccordo nelle cifre trovate da abili spettroscopisti ed è per- 

 ciò che più di una misurazione spettroscopica richiede di essere riveduta. 



Il fatto, che per il flint la deviazione cresce, quando cresce la temperatura, è 

 certamente interessante, ed avrei desiderato di vedere se avviene lo stesso anche 

 dell'indice di rifrazione. Che la cosa non sia identica a priori, si comprende facil- 

 mente, qnando si consideri che l'indice di rifrazione è misurato non solo dalla de- 

 viazione, ma anche dall'angolo rifrangente del prisma. Sarebbe stato quindi neces- 

 sario, di costatare se gli spostamenti non erano anche accompagnati da corrispon- 

 denti mutamenti dell'angolo rifrangente. Sia difatti S la deviazione minima, <p l'an- 

 golo rifrangente del prisma, si ha per l'indice n 



S-hv 

 sen — — - 



n = 



? 

 sen - 



e si vede facilmente che a controbilanciare 1' effetto delle variazioni di <3 bastano 

 variazioni anche più piccole di y. Ora il ricorrere a riscaldamenti artificiali mi pare 

 in tale caso difficilissimo, e richiede in ogni caso un apparecchio tutto speciale, che 

 non mi sarebbe facile il mettere insieme, e il limitarsi soltanto alle variazioni diurne 

 di temperatura non mi prometteva, col nostro clima, risultati sodisfacenti. Lascio 

 quindi, quantunque a malincuore, la soluzione di questo problema ad altri, che si tro- 

 vino in condizioni di clima più favorevoli a tale scopo. 



(1) Sitzungssberichte der k. Academie, Wien; febbraio 1871. 



