106 RICERCHE SULLA PORZA BLGTTROUOTRICB 



Nella fig. 1, thv, IX, F rappresenta la pila polarizzatrice (6 elementi di BanseD) 

 N una pila normale di Danieli, la cui forza elettromotrice è presa = 100, p una 

 pila di due elementi di Bunsen, con la quale, secondo il metodo suggerito dal Wie- 

 demann (1), tanto la pila normale N che la pila a gas ab venivano paragonate (2), 

 I V interruttore di cui sopra si è parlato, II il commutatore che permette di pa- 

 ragonare a volontà con la pila ^ o la pila N, o la pila ah, secondoché l'eccentrico 

 di ottone e trovasi in contatto con la molla m' o con la molla m, G il galvanome- 

 tro, R un pezzo del reostata. 



§ 3. Metodo di misura. 



Ciò posto ecco come venivano fatte le esperienze. 



Dopo di aver messo l'apparecchio in ordine, come è indicato nella fig. 1, essendo 

 state le lamine di platino a e /3 arroventate e bollite con le soluzioni di cui è pa- 

 rola nella precedente comunicazione, si osservava se una corrente apprezzabile fosse 

 fornita dalla pila a gas ab. Se ciò non avveniva si chiudeva il circuito della pila 

 polarizzatrice, segnando il tempo in cui questa chiusura avveniva, e quindi di tempo 

 in tempo misuravasi la forza elettromotrice della pila a gas ab. 



Per rendere ciò più facile eransi già fatte delle serie preliminari di misure , in 

 modo da conoscersi approssimativamente la posizione che dovea avere il reostata; 

 dippiù siccome la forza elettromotrice di polarizzazione andava crescendo rapida- 

 mente col tempo , cosi riusciva molto difficile trovare esattamente la posizione del 

 reostata, per la quale il galvanometro, dietro la momentanea chiusura collo inter- 

 ruttore, restasse perfettamente fermo : però io potei determinare , essendo tutte le 

 resistenze, la pila di Bunsen p, e la pila normale N costanti , a quanti millimetri 

 di errore nella posizione del reostato corrispondesse un dato numero di millimetri 

 di deviazione della scala del galvanometro. Per ogni millimetro di errore nella po- 

 sizione del reostato, ossia, nelle condizioni delle mie esperienze, per un errore nella 

 misura della forza elettromotrice eguale ad Vso» di quella della pila Danieli, si aveano 



(1) Wiedemann Galvanismus, 1, pag. 359 e 360, 1872, 2 Aufl. 



(2) Credo utile qui notare che ho trovato vantaggioso di circondare il cilindro di carbone della 

 pila p invece che con acido nitrico ordinario con acido nitrico fumante. Nel caso dell'acido ni- 

 trico ordinario, specialmente se si fanno diverse misure una dietro l'altra, e se la pila è prepa- 

 rata da lungo tempo la sua forza elettromotrice è un po' variabile, il che viene indicalo da ciò 

 che per avere la compensazione con la pila normale devonsi prendere sul reostato delle resi- 

 stenze diverse, mentre adoperando dell'acido nitrico fumante, quando anche la pila sia preparata 

 da alcune ore, e si faceano diverse chiusure l'una dentro l'altra, la posizione del ponte mobile 

 del reostato deve essere sempre la stessa per avere la compensazione. Ciò come è chiaro, serve 

 a rendere più facile il calcolo della forza elettromotrice che si vuol misurare. Dippiù se qual- 

 che volta nel fare diverse misure successive, con piccoli intervalli di tempo, della forza elettro- 

 motrice della pila a gas non si avea il tempo necessario per fare l'intera operazione, allora ba- 

 stava eseguire lo misure col reostato semplicemente per la pila a gas e tralasciarla per la pila 

 normale, e prendere poi per quest'ultima il numero corrispondente alla misura immediatamente 

 prima o dopo. 



