DEGÙ SPETTROSCOPISTI ITALIANI 35 



r F 1 1 _ 1 

 E f p p ? 



V 



=A'^^-t) 



Essendo nel mio strumento: 



ri , F 



r F 



abbiamo: -^ . -2r = 2 



-K / 



e quindi ^ = 3^ 



L'immagine della fessura sottenderà quindi al centro del collimatore un angolo 



i — g J) I 



e la visibilità sarà = 2 -t . -^r — 1 



q d Q 



« 



Supponiamo che per una determinata luce fosse prima la visibilità eguale ale 



quindi — - -^ = 2: colla modificazione ora introdotta la visibilità diventa eguale a 3. 

 d Q 



Naturalmente, in seguito a quanto è stato detto di sopra, ho aumentato l'ingrandi- 

 mento del cannocchialino onde avere per le immagini l' istessa chiarezza e la me- 

 desima grandezza apparente di prima. In tal modo sono riuscito a vedere la riga/ 

 anche quando le circostanze atmosferiche m' impedivano assolutamente di vederla 

 nel solito modo, e sono riuscito a confrontare direttamente lo spettro solare dato 

 dal mio strumento collo spettro normale di Angstrom, tanta è la nettezza e la di- 

 stinzione delle righe di Fraunhofer con esso visibili. 



La nnova lente non é però fissa in una determinata posizione. Col mezzo di una 

 sega dentata e di un rocchetto essa può avvicinarsi alla fessura oppure esserne al- 

 lontanata , mentre col mezzo di un simile congegno si dà la conveniente posizione 

 al collimatore rispetto alla lente. Per tentativi si giunge allora ad ottenere la mi- 

 glior possibile disposizione relativa delle varie parti dello strumento. Il nuovo adat- 

 tamento é stato costruito nell'officina del nostro Osservatorio dal valente giovane Gin- 



