20 MbIMORIB DELLA SOCIETa' 



Sull'uso (li uu reticolo di diifrazione in sostituzione al sistema 

 di prismi in uno spettroscopio solare. 



Nota del Prof. 0. A. Joung. 



[Amei^ican Journal of Sciences and Arts, lune 1873). 



Dappoiché lo spettro di diffrazione differisce da uno spettro prismatico di nguat 

 dimensioue per la maggior dispersione dei raggi meno refrangibili, si può dnnque 

 supporre che un reticolo, formato di linee sottili, potrebbe sostituire con vantaggio 

 i prismi negli spettroscopi destinati all'osservazione delle protuberanze solari attra-^ 

 verso la linea C. Sono stato confermato in questa idea, vedendo nell'ultimo inverno 

 qualcuno dei bei reticoli tracciati su metallo per specchi, dal signor Chapman, mec- 

 canico del signor Rutherford. Lo spettro dato da quelle piastre sorpassava di molto 

 in splendore ed in finezza tutto quanto è stato siuora ottenuto. 



Grazie alla gentilezza del signor Rntherford, son possessore di uno di tali reticoli 

 avente una superficie rigata di uu poco più che un quarto di pollice, essendo le linee 

 dell'ampiezza di '/«*8« di pollice. Combinando questo reticolo col collimatore ed il te- 

 lescopio di uno spettroscopio ordinario chimico, si ha un istnimento che fornisce 

 uno spettro di primo ordine, nel quale le linee D sono circa due volte più scostate 

 che col prisma di flint-glass di 60" usato nell'istrumento originale. Prossimamente 

 alla C, la dispersione è pressoché la stessa come in quattro prismi. Gli spettri di 

 ordine superiore non sono in generale cosi bene visibili, in causa della loro soprap- 

 posizione; ma fortunatamente con un particolare adattamento dell'angolo fra il colli- 

 matore ed il telescopio, la linea C, nello spettro di terzo ordine può farsi cadere nello 

 spazio libero fra lo spettro del secondo e quarto ordine; cosi si ottiene una disper- 

 sione pressoché equivalente a quella dell'istrumento del quale mi servo. 



Adattando il nuovo istrumento all'equatoriale, ho trovato (con condizioni atmosfe- 

 riche poco favorevoli, abbenché fossero le migliori che sinora siensi presentate) che 

 nello speltro di primo ordine io posso vedere facilmente le linee brillanti della cro- 

 mosfera C, Dj e F. Ho potuto ancora, sebbene con grandi difficoltà, distinguere H-y 

 (2796 K.) Allargando la fessura, i contorni della cromosfera e le forme delle protu- 

 beranze erano ben visibili sullo spettro di primo e terzo ordine nella stessa maniera 

 che col mio strumento ordinario per uno stato analogo dell'aria. Gli spettri sono na- 

 turalmente più deboli; ma siccome la perdita di luce altera tanto il fondo nero sul 

 quale le protuberanze vengono proiettate quanto gli stessi oggetti, cosi ciò non al- 

 tera la loro apparenza. 



Il reticolo è più leggiero e più facile a maneggiarsi che il sistema dei prismi? 

 e se di tali reticoli gli ottici potessero fornirne a prezzi discreti e di qualità soddi- 

 sfacenti, son di avviso che, per le osservazioni sulla cromosfera e le protuberanze, 

 sostituirebbero utilmente i prismi. 



