134 OSSERVAZIONI ED OSSERVATORI SISMICI 



mazioni; solo in qualche tranquilla notte, ed in ora molto inoltrata, arriva a 

 vedere sufficientemente bene le imagini dei fili del reticolo del cannocchiale ri- 

 flessi dal bagno a mercurio; ma se per caso un orologio batte le ore la imma- 

 gine sparisce. Durante il giorno l'ondulazione è tale che non si possono for- 

 mare immagini, e le onde del bagno sono circolari e concentriche. Quali le cau- 

 se di queste onde? Carozze, treni lontani, vento, suoni, moti sismici, e cento 

 altre, molte delle quali forse ignote. Ed allo slesso Osservatorio di Palermo non 

 è stato possibile tenere apparati sismici di discreta sensibilità, perchè, quantun- 

 que collocati su muragliene solidissimo, risentivano tutti gli effetti delle influenze 

 esterne, tanto che il Comm. Cacciatore. Direttore dell'Osservatorio, pensa far 

 costruire apposito sotterraneo per coUocarveli con sicurezza. 



Non mi pare opportuno continuare ancora ad insistere su tali disturbi do- 

 vuti a movimenti esogeni che si sperimentano nella pratica dell'uso degli stru- 

 menti di precisione, sembrandomi abbastanza chiaro che un osservatore, il quale 

 voglia sul serio raccogliere nozioni utili per la scienza, debba mettersi in con- 

 dizioni tali da eliminare il più lontano dubbio degli accennati inconvenienti, 

 qualunque sia l'istrumento al quale nelle sue ricerche voglia dar preferenza. 

 Piuttosto dirò qualche cosa riguardo all'istrumento oggi in uso in molte sta- 

 zioni sismiche italiane, ingegnandomi di dimostrare che questo apparecchio, sia 

 per 11; ragioni dette iiuianzi, come ancora per coudizioni proprie, lasci molti 

 dubbi sulla esatta indicazione dei moti sismici, e gravi difficoltà nell'uso spe- 

 ciale cui si destina. 



È il tromomefro l'istrumento cui accenno, il quale in altro non consiste che 

 in un pendolo, cui tal nome si dette dal Bertelli quando primo pose in rilievo 

 i movimenti microsismici. Questo istrumento, ritenuto da taluno come prezioso, 

 non è ancora provato se sia il più adatto per lo studio dei movimenti sismici 

 e microsismici. In quanto a noi lo troviamo inadatto; e ripetiamo ciò che altra volta 

 avemmo a dire, cioè che, trattandosi di pendolo , che ha un tempo proprio di 

 oscillazione, niente di meraviglia che certe ondulazioni, prodotte da causa esterna 

 qualunque, per la loro speciale natura, o dnrata, non possano fare oscillare quel 

 dato pendolo, che oscillerà invece se la durata dell'ondulazione sia diversa, cioè' 

 se la causa perturbatrice sia diversa. Inoltre, se simultaneamente esistono pa- 

 recchie cause di oscillazione, possono benissimo, per influenza reciproca, avere 

 risultante o nulla o piccolissima. Insomma un tromoraetro, dato che sia perfet- 

 tamente collocato, non può abbracciare che le oscillazioni di un sol ritmo, e per 

 questo appunto è per lo meno insufiicicnte — Ma non è nostra intenzione in- 

 golfarci nella trattazione di questo argomento, che potrebbe dar luogo ad uno 

 speciale esame, e ci restringiamo al nostro tema, quello cioè della inattendibilità 

 dei risultati ricavati dall'osservazione di un tromometro in date condizioni di 

 collocamento. 



Si sostiene da taluno che l'uso di troppo delicate precauzioni nuU'altro sia 



