DEGLI SPETTROSCOI'ISTI ITALIANI 53 



Sulla misura degli angoli di posizione delle macchie e delle facolc 



per proiezione 



Nota di P. Tacchini. 



Qualcuno ci ha chiesto spiegazioni sul nostro modo di determinare gli angoli dì 

 posizione delle macchie e delle facole per proiezione: noi credevamo di esserci 

 spiegati abbastanza, ma ora ben volentieri aggiungiamo la seguente spiegazione 

 accompagnata dalla fig. l a della tavola LXIV. L'apparecchio si ferma sul can- 

 nocchiale colla vite V', il quadro AB CD è coperto di carta bianca bene stirata, 

 sulla quale è disegnato il circolo graduato di grado in grado EN OS del dia- 

 metro di m ,20. Il diametro EO si porta parallelo al moto diurno, il che è molto 

 facile ad ottenersi, girando tutto l'apparecchio attorno al tubo xx't allora l'altro 

 diametro NSs\ troverà disposto nel senso del meridiano istrumentale. Supponiamo 

 che l'imagine del sole proiettata riesca tangente al detto cerchio nel punto Ni 

 se il contatto è interno sarà il punto nord del disco solare coincidente col punto N, 

 se esterno sarà il punto sud del disco; e cosi dicasi per i punti est ed ovest re- 

 lativamente ai punti E ed della figura. Se una macchia od una facola sarà ad 

 esempio in M, si disporrà l'imagine proiettata nella maniera della fignra, in modo 

 cioè che l'arco della graduazione sia simmetrico rispetto al centro della macchia 

 o della facola M, e il punto di mezzo di quell'arco diminuito di 180 gradi darà 

 l'angolo di posizione cercato: se l'operazione si farà per un'altra macchia o facola 

 posta dall'altra parte cioè nel lembo orientale del sole, allora l'angolo letto au- 

 mentato di 180 gradi darà il detto angolo di posizione. Una verifica si può avere 

 anche coi contatti interni, che danno direttamente l'angolo di posizione, ma io 

 preferisco sempre il primo metodo. Gli angoli di posizione possono cosi aversi molto 

 esatti, e se ne ha una prova confrontando il risultato che si ottiene coli' angolo 

 dato dal cerchio dello spettroscopio quando una macchia è vicinissima al bordo, e 

 l'angolo determinato per la stessa macchia sulla proiezione col nostro metodo : i 

 valori dell'angolo si trovano identici. La misura poi nella nostra proiezione si deve 

 riteuere precisa anche perchè l'imagine solare è molto netta col diametro di 60 

 centimetri, come abitualmente impieghiamo. 



Giornale di Scienze flìat. ed Econ., Voi. XI. — 1875. 10 



