DEGLI SPETTROSCOPISTI ITALIANI 109 



Abbiamo ricevuto dal chiarissimo signor prof. Bredichiu il seguente articolo : 



Spectre des nébuleuses. 



Dans l'intervalle de temps du 5 aoùt au 5 octobre, j'ai profité de quelqnes nuits 

 favorables, pour mesurer exactement la position des raies spectrales des nébuleu- 

 ses. Pour cette recherche, j'ai njusté au grand réfracteur le spectroscope micro- 

 ìnétriqne. La nuit, j'efTectuais les pointements de la lamelle de l'ocnlaire sur les 

 raies spectrales des nébuleuses, en terminant ces mesures par quelqnes pointements 

 de la méme lamelle sur les raies C et F de l'hydrogène, produites a l'aide des tubes 

 de Geisler. Le matin, j'effectuais de nouveau quelques pointements sur les lignes C 

 et F du spectre artificiel, et puis je mesurais les positions des raies spectrales du 

 soleil, qui se tronvent en voisinage des raies des nébuleuses. Dans ces derniéres, 

 la raie de l'bydrogéne était ordinairement si faible, qu'elle ne pouvait pas sup- 

 porter une comparaison directe avec la raie F artificielle; et pour la mesurer, on 

 devait elargir considérablement la fente du spectroscope. Les pointements de la 

 lamelle sur les raies artificielles C et F ont servi toujours à contròler l'invariabi- 

 lité de l'instrument dans les intervalles de temps eutre les observations des né- 

 buleuses et du soleil. 



Les changements de la temperature du spectroscope dans ces intervalles ont été 

 ordinairement si insignifiants, que les pointements de la lamelle sur les raies arti- 

 ficielles G et F, effectués la nuit, ne diffèraient de ceux, qui se faisaient le ma- 

 tin , que dans les étroites limites des très petites erreurs probables des pointe- 

 ments sur ces raies. Dans le cas contraire, on pourrait bien corriger l'instrument 

 en amenant de nouveau la lamelle sur la raie F, à l'aide de la vis, qui agit im- 

 médiatement sur cette lamelle. On pourrait anssi éliminer l'influence de la varia- 

 tion de l'instrument, en calcnlant le déplacement de la raie F d'après les diffé- 

 reuces des lectures sur le tambour de la vis micrométrique. Pourtaut, je n'ai ja- 

 niais observé un changeraent de ce genre taiit soit peu sensible. 



Ainsi, il est évident, que mes mesures des raies spectrales du soleil peuvent 

 étre régardées comme simultanées avec les mesures des raies des nébuleuses; et 

 les résultats sout les mèmes, comme si le spectre de ces derniéres était compare 

 immédiatement avec le spectre du soleil. 



Giornale di Scienze Nat. ed Econ. Voi. XI. — 1873. 17 



