DEGLI SPETTROSCOPISTI ITALIANI 115 



l'apparato spettroscopico di 180 gradi e si portò di nuovo la fessura tangente alla 

 detta base, e colla pnuta ricondotta al forellino si misurò l'operato spostamento, 

 che risultò eguale a circa 12", cioè eguale alla larghezza della fessura determi- 

 nata prima. Fatta la prova anche col primo metodo risultò nulla l'eccentricità nello 

 spettroscopio Tauber. 



Dopo di ciò si fecero le solite osservazioni, rettificando ogni volta l'istrnmento 

 coll'aiuto della proiezione del cercatore, attesoché il movimento in declinazione del 

 sole era allora di quasi un secondo per ogni minuto, mentre che fra una deter- 

 minazione e la successiva si impiegavano da 3 a 4 minuti. La rettifica si eseguiva 

 nel modo il più semplice proposto dal Secchi. Si metteva prima la fessura tan- 

 gente ai punti est ed ovest del bordo solare , lo che si esegue facilmente e con 

 tutta l'esattezza desiderabile, e in quella posizione si collocava la punta del mi- 

 crometro del cercatore coincidente col forellino nero solnre : dopo si girava il cer- 

 chio di posizione di 90 gradi, e l'istrnmento era cosi all'ordine per l'osservazione: 

 e se in questo preparativo qualche urto o spostamento aveva luogo, subito si av- 

 vertiva nella proiezione. Fatta una osservazione del passaggio, non si passava alla 

 seconda senza aver prima verificato la posizione della punta, e ricondotta al fo- 

 rellino nel caso che si fosse spostata pel movimento de! sole iu decimazione o per 

 altra causa. Ma usando tutti i riguardi dovuti, si vide che la sola correzione pic- 

 colissimi! a farsi era sempre dovuta al moto del sole. Inoltre si usava anche la 

 precauzione nel ripetere l'osservazione di spostare l'equatoriale in modo che prima 

 dell'ingresso del sole si dovesse attendere almeno un 20 secondi, affinchè tutto 

 fosse in perfetto equilibrio, ciò che non potrebbe otteuersi talune volte, qualora il 

 sole venisse portato solo fuori del filo o punta e subito dopo notato l'appulso. 



Inoltre si cercò, che nella stanza vi fosse la massima quiete, e si impedì ogni 

 corrente d'aria e qualunque benché minimo urto alla macchina. Con tutte queste 

 precauzioni è chiaro che i passaggi osservati allo spettroscopio dell' equatoriale 

 grande sono per la stabilità della macchina durante il tempo dell'osservazione 

 intieramente comparabili con quelli fatti al cannocchiale meridiauo. Inoltre le os- 

 servazioni furono fatte col sole al meridiauo o in gran vicinanza, affinchè le con- 

 dizioni di chiarezza nell'aria e di refrazione fossero le stesse. 



Dagli esperimenti eseguiti in questo giorno risulta anche, che allo spettrosco- 

 pio i passaggi si osservano assai bene, cosicché i valori ottenuti dal Secchi, dal Ra- 

 yet e dal Tacchini coincidono perfettamente. Anche 1' accordo fra le diverse de- 

 terminazioni fatte da uno stesso osservatore riesce soddisfacente, come lo verificò 

 il Tacchini in Muddapur sino dal dicembre 1874, ove per la prima volta impiegò 

 questo metodo a fessura normale, rettificando ad ogni determinazione. 



26 agosto. Si eseguirono due serie di prove, l'ima sulla riga G, l'altra sulle b. 

 Sulle b si ottenne una diminuzione di uu decimo di secondo. 



Il Tacchini volle inoltre osservare gli appaisi del vertice della lingua cromosfe- 

 rica , ottenendo cosi il raggio aumentato dell'altezza della cromosfera che dirai- 



