34 SE LA DILATAZIONE» LA CAPILLARITÀ' 



Dilatazione de! solfo fuso. 



Mi sono proposto di studiare la dilatazione, 



a) nel solfo vergine, cioè non ancora portato ad alta temperatura; 



b) nel solfo tenuto precedentemente qualche ora a 200°; 

 e) nel solfo scaldato per qualche ora a 300°. 



Il dilatometro fu scelto in modo che si potessero fare tutte le sperienze di se- 

 guito senza mai alterare la quantità di solfo introdottavi e senza permettere che 

 il solfo avesse a solidificarsi: queste condizioni dovevano essere soddisfatte affinché 

 le diverse serie di sperienze fossero meglio comparabili fra loro. 



Il dilatometro consiste in un piccolo recipiente cilindrico terminante in un lungo 

 cannello capillare sul quale è segnata una graduazione in millimetri. 



La capacità del recipiente cilindrico fino allo zero della graduazione del cannello 

 alla temperatura di 0° è di ce. 5, 2318; e la capacità, pure a 0°, d'una piccola 

 divisione del cannello è di ce. 0, 0013063 : per tanto il rapporto tra le due ca- 

 pacità è di 4005, 1. La sensibilità dello strumento è abbastanza grande, perocché 

 l'errore di */ (0 di divisione nella lettura sul cannello, corrisponde molto prossima- 

 mente alla variazione d' una unità nella 5 a cifra decimale del valore del volume 

 specifico del solfo (1). 



Per la dilatazione del dilatometro furono assunti i valori trovati per altri stro- 

 menti della stessa forma e della stessa qualità di vetro : essendo k il coefficiente 

 della dilatazione cubica del dilatometro, si è preso: 



fc = 0, 000 025 07 + 0, 000 00O 018 64. t. 



Il riempimento del dilatometro fu fatto con un metodo molto semplice. In una 

 lunga canna di vetro, chiusa ad un'estremità s'introdussero i cristalli di solfo, indi 

 s'immerse la canna in un bagno ad olio sufficientemente profondo: si scaldò fino a 

 120° e quando il solfo si ò fuso completamente s'introdusse nella canna il dilato- 

 metro di tanto che l'estremo superiore del cannello si trovasse un po' al di sotto 

 della superficie libera del solfo : di poi mediante un tubo di gomma a grosse pa- 

 reti, messa in comunicazione la canna colla macchina pneumatica, s'incominciò ad 

 estrarre l'aria il meglio possibile; indi se ne lasciò entrare dell'altra ben secca, e 

 ripetute queste operazioni qualche altra volta , si giunse ad introdurre nel dilato- 

 metro la quantità voluta di solfo, cioè si riempì il recipiente cilindrico ed un pic- 

 colo tratto del cannello. Ciò fatto si tolse fuori il dilatometro dalla canna, lo s'im- 

 merse tosto nel bagno ad olio, e poscia lo si mise in comunicazione colla macchina 

 pneumatica: dopo avere pompato una buona mezz'ora, nessuna bollicina di gas non 



(1) Nel più sensibile degli stromenti di Moitessier, il rapporto tra la capacità del recipiente e 

 quella d'una divisione del cannello era appena di 1064, 6. 



