362 INFLUENZA DEL MAGNETISMO 



si assunse f5 come misura della intensità del fenomeno da studiare. 



Rimanendo t costante durante le due misure ^ ha lo stesso valore se alle 

 forze elettromotrici: si sostituiscono nella (1 i poteri termoelettrici, supposti co- 

 stanti fra 0° e /. 



Per maggior semplicità si adoperò nelle ricerche un metodo di misura che 

 dava il valore di ^ indipendentemente dalla misura di E e di E . A tal uopo 

 si faceva circolare la corrente termoelettrica in uno dei rocchetti di un galva- 

 nometro differenziale, e lo si riconduceva allo zero mediante la corrente di una 

 pila Danieli, che attraversava in senso inverso l'altro rocchetto ed un reostato 

 di grande resistenza. 



Sia R la resistenza totale del circuito della Danieli quando il galvanometro 

 è allo zero e.l il bismuto fiioi'i del campo magnetico, ed a. la variazione di tale 

 resistenza, necessaria per ricondurre allo zero il galvanometro, quando il bismuto 

 è dentro il campo magnetico : Si può facilmente dimostrare che se la forza elet- 

 tromotrice della Danieli e la resistenza del circuito della pila termoelettrica re- 

 stano costanti neirinlervallo fra le due misure si ha (1) 



Siccome per circostanze speciali, sulle quali torneremo in seguito, conve- 

 niva fare le due determinazioni nel più breve tempo possibile e Taggiustamento 

 del reostato, per ricondurre allo zero il galvanometro, richiedeva una serie di 

 tentativi piuttosto lunghi , invece di determinare direttamente a si leggeva la 

 deviazione d del galvanometro quando il bismuto era posto nel campo magne- 

 tico e si era lasciata la resistenza R invariata. 



È facile vedere che si ha 



d k e 



a m R {R + a) 



dove li è il l'apporto fra le intensità delie due correnti che percorrono siraulta- 

 iieamente i rocchetti quando il galvanometro è allo zero, m un coeflìciente par- 

 ticolare della bussola ed e la forza elettromotrice della Danieli. So R è molto 

 grande rispetto ad a, come nelle mie misure, si avrà 



d la 



a m R^ 



(1) Non è necessario, in queste misure clic il galvanometro sia regolato in modo 

 che due correnti della medesima intensità, die percorrono in senso inverso i due roc- 

 chetti, non abbiano alcuna azione sull'ago; basta soltanto che questi non sieno spo- 

 stati nell'intervallo fra l'una e l'altra misura. 



