SULLE PROPRIETÀ. TERMOELETTRICHE DEL BISMUTO 365 



Cesi operando, quando le esperienze erano ben condotte si potevano fare due o 

 tre osservazioni ed anche di più, senza cliela corrente termoelettrica diminuisse 

 sensibilmente. Quando essa cominciava a diminuire, aggiungendo nuovo ghiaccio 

 nel bagno a 0°, la si riconduceva al valore primitivo. 



Il galvanomctro differenziale G che doveva anche servire come bussola delle 

 tangenti era una bussola di Wiedemann, grande modello Edelmann, con la scala 

 ed il cannocchiale collocati a 2™ circa di distanza dallo specchio. Esso portava 

 1 rocchetti di massima sensibilità per correnti termoelettriche, e questi rocchetti 

 avevano quasi esattamente la slessa azione sull'ago. Esso era quasi completamente, 

 aslatizzato e le sue deviazioni, per correnti eguali e contrarie, erano sensibilmente 

 eguali e contrarie. 



In tali condizioni l'ago deviava in modo sensibile per il passaggio delle car- 

 rozze nella strada sottostante al Laboratorio . e le deviazioni erano più forti 

 quando si chiudeva il circuito dei rocchetti, probabilmente a causa di correnti 

 d'induzione. Questo inconveniente che non era in mio potere di eliminare od 

 attenuare rendeva assai penose le ricerche , dovendosi rigettare molte osserva- 

 zioni nelle quali tali influenze estranee erano notevoli, e facilmente avvertibili, 

 ed accrescere il numero delle altre. 



Il reostato R era a chiavette con la resistenza totale di 10240 ohm. Le di- 

 verse resistenze vennero accuratamente esaminate col ponte di Wheatstone e tro- 

 vate abbastanza esatte dentro i limiti richieste dalle mie ricerche. 



Come pila campione adoperai una Danieli a vaso poroso con lo zinco im- 

 merso in una soluzione di solfato di zinco ed il rame in una soluzione di sol- 

 fato di rame. Misurai complessivamente la resistenza interna della pila, dei roc- 

 chetti del galvanometro e dei fili di congiunzione, mediante due deteriiiinazioni 

 d'intensità fatte introducendo successivamente nel circuito due resistenze diverse 

 e note. Tale resistenza fu trovata di 4 ohm circa e quindi perfettamente trascu- 

 rabile rispetto a quella che s'intercalava col reostato lì nelle diverse misure e 

 che oscillava da 1250 a 2600 ohm. 



Con una tale resistenza esterna la pila suddetta rimaneva sensibilmente co- 

 stante per molte ore; essa veniva frequentemente smontata e ripulita. 



Modo di condur l'esperienze 



In ogni serie di esperienze si couiinciava dal montare le pile - e P; poi 

 stabilendo la circolazione dell'acqua nel bagno a t vi s'immergeva un termome- 

 tro e si metteva nell'altro bagno il ghiaccio pesto e l' acqua. In seguito si mi- 

 surava e regolava l'intensità della corrente magnetizzante: l'apparecchio così 

 era pronto e si potevano co.minciare le misure. Per ogni misura si eseguivano 

 le seguenti operazioni : 



a) Chiusura dell'interruttore /; 



