62 F. Beck e. 



Wenn man den Analysator um 90° dreht, so treten die Streifen mit einem Gangunterschied von 

 einer halben Wellenlänge farbig hervor; der Unterschied dieser beiden Bänder ist dann öfter deutlicher 

 warhnehmbar als die Farbensäume des Kompensationsstreifens bei gekreuzten Nicols. 



Ist das Dispersionsverhältnis größer als bei Quarz, so ist das innere Band lebhafter gefärbt, ist es 

 kleiner, so ist das äußere lebhafter. (Fig. 3 punktierte Linien — Va^ ^^^ +V2^'-) ^^i einer Dispersion der 

 Platte gleich der des Quarzes ist kein Unterschied zu merken. 



Die Erscheinungen werden noch weiter kompliziert durch eine ungleiche Änderung des Dispersions- 

 verhältnisses in den verschiedenen Spektralbereichen. Hiedurch wird bei spektraler Zerlegung eine 

 Krümmung des Kompensationsstreifens bewirkt. Beim Gips ist das der Fall; hier hat bei Kompensation 

 einer dickeren Gipsplatte durch Quarz der Kompensationsstreif innen einen grünen, außen einen violetten 

 Saum. Dies entspricht einer nach innen konkaven Form des spektral zerlegten Kompensationsstreifens. 



4. Messung der Dispersion der Doppelbrechung. 



Wie man den Unterschied der Brechungsexponenten für verschiedene Spektralbereiche durch Kom- 

 bination des Babinet'schen Kompensators mit einem Okularspektroskop messen kann, hat jüngst Herr 

 Dr. C. Hlawatsch in einer im Wiener mineralogischen Universitätsinstitut ausgeführten Arbeit 

 gezeigt.^ 



Die dort angewandte IVIethode ist für die Arbeiten des Petrographen zu kompliziert und schwierig. 

 Auch die Beleuchtung mit monochromatischem Licht von verschiedener Wellenlänge, wie sie durch 

 Wülfings Spektralapparate ermöglicht ist, wird wohl für die laufenden Arbeiten des Petrographen als zu 

 umständlich befunden werden. 



Ich habe den Versuch gemacht, der Dispersion der Doppelbrechung durch Anwendung von Licht- 

 filtern nachzugehen. Ich benützte ein Rubinglas und ein Kobaltglas. Die Wellenlänge des durchgelassenen 

 Lichtes kann man ein für allemal bestimmen, oder man kann, da insbesondere beim blauen Lichtfilter die 

 Wellenlänge des vorzugsweise wirksamen Lichtes sehr von der Lichtquelle abhängt, diese Wellenlänge 

 im Versuch selbst auf indirektem Wege ermitteln. 



Man verfährt so: Nachdem im weißen Licht der Kompensationsstreif eingestellt ist, schiebt man das 

 Lichtfilter vor und stellt den Kompensationsstreif genau ein; ebenso nach Drehung der Platte um 90°. Die 

 Differenz der Ablesungen ist 21. Ist nun Cq die Instrumentkonstante, d die Dicke der Platte, (•( — a)i und 

 (s — 03)x die Unterschiede der Brechungsexponenten im Mineral und im Quarz für die Wellenlänge X, so 

 hat man: 



(T-a)x = ^^^^- 



Auf der rechten Seite des Ausdruckes ist alles bekannt bis auf {e — (ü\. Nimmt man nun den Abstand 

 zweier dunkler Streifen in dem von der Lichtquelle gelieferten und durch das Lichtfilter durchgelassenen 

 Licht 8x, so hat hat man 



8a Cg (s— to)x = X 

 oder 



8x Cg = ■- • 



(£-w)x 



Die Größen links sind bekannt, somit kennt man das Verhältnis X : (s — a))x. 



1 Bestimmung der Doppelbrechung für verschiedene Farben an einigen Mineralien. iVIin. Petr. Mitt. Wien, 21, 107, 1902. 



