88 F. B ecke, 



Sehr brauchbar sind auch Schnitte parallel der Axenebene, In Diagonalstellung geben die Sektoren 

 mit lallenden Farben die Richtung der ersten Mittellinie und deren Charakter kann mit der Probeplatte 

 bestimmt werden. 



Endlich geben auch schiefe Schnitte mit Pendelbarre eine Wahrscheinlichkeitsbestimmung. Wenn 

 alle untersuchten Schnitte gleiche (positive oder negative) Reaktion zeigen, so ist das Mineral wahr- 

 scheinlich von demselben Charakter. 



Unter »Reaktion« ist verstanden: Einstellung der schiefen (oder geraden) Pendelbarre so, daß sie mit 

 dem sagittalen Hauptschnitt den kleineren Winkel einschließt (oder parallel steht) und das homodrome 

 Ende hinten liegt. Nach Einstellung der Probeplatte in Regelstellung steigt die Interferenzfarbe rechts 

 bei negativer, links bei positiver Reaktion. 



4. Messungen im konvergenten Lieht. 



Ermittlung der Lage einer optischen Axe. 



Wie eine im Gesichtsfelde des Konoskops dienendeAxenspur fixiert werden kann durch Bestimmung 

 der Lage der Isogyre in mehreren Stellungen, die sich im Axenorte kreuzen müssen, habe ich früher 

 angegeben.! 



Hiezu dient eine camera lucida mit drehbarem Zeichentisch, die mit jedem Mikroskop leicht 

 verbunden werden kann. Auf einem Grundbrett ist ein drehbarer Zeichenlisch befestigt, der durch drei 

 horizontal wirkende Stellschrauben in beschränktem Räume verstellt werden kann. Er trägt eine Grad- 

 teilung mit fixer Marke. 



Auf demselben Grundbrette wird durch Metalleisten der Fuß des Mikroskops in einer bestimmten 

 Stellung fixiert. Auf den Kopf des Mikroskops ist eine camera lucida nach Abbe angebracht, die aus einem 

 parallelepipedischen Prisma besteht, das nach der Diagonale durchschnitten, dessen Schnittfläche ver- 

 silbert ist; der spiegelnde Belag ist in einem kleinen kreisrunden zentralen Fleck entfernt. Ein hori- 

 zontaler, etwas längerer Arm trägt einen Planspiegel, der durch einen Anschlag in der Neigung von 45° 

 erhalten wird. 



Durch die kleine, 1 «n;/. im Durchmesser haltende Öffnung in der versilberten Diagonalfläche des 

 Prismas erblickt man das Axenbild und gleichzeitig die Mitte des Zeichentischchens. Gewöhnlich wird 

 das nach der Lasaulx'schen Methode erzeugte Axenbild verwendet, es läßt sich aber auch das mit dem 

 Bertrand'schen Hilfsmikroskop vergrößerte Axenbild verwenden. 



Der Zeichentisch und die Anschlagleisten für den Mikroskopfuß sind in solcher Lage und Entfernung 

 angebracht, daß bei richtiger Zentrierung des Kamerakopfes und genauer Einstellung des Planspiegels 

 auf 45° beim Hineinblicken in die Kamera die Mitte des Zeichentisches und die Mitte des Gesichtsfeldes 

 des Konoskops sich annähernd decken. Die genaue Zentrierung wird durch die horizontalen Stell- 

 schrauben des Zeichentisches bewirkt. Zu diesem Zwecke sind auf dem Zeichentisch konzentrisch zum 

 Drehungsmittelpunkt mehrere Kreise in weißer Farbe verzeichnet; man kann nun diese Kreise mit großer 

 Genauigkeit konzentrisch zum Rande des Gesichtsfeldes einstellen. Dies muß bei Einschaltung des 

 Analysators geschehen, da dieser eine kleine Parallelverschiebung des hellen Kreises bewirkt, den man 

 beim Hineinsehen in das Mikroskop über dem Objektiv wahrnimmt. 



1 F. Becke: Klein'sche Lupe mit Mikrometer. Min. Petr. Mitt. 14, 375. 1894. Bestimmung kalkreicher Plagioklase durch die 

 Interferenzbilder von Zwillingen. Min. Petr. Mitt. 14, 415. 1894. Ist die erste Publikation über die Ermittlung der Lage der optischen 

 Axe durch Fixierung der Lage der Isogyre in mehreren Stellungen der Platte. Die dort angegebene Methode wurde aber später 

 wesentlich verbessert. 



— Messung von Axenbildern mit dem Mikroskop. Min. Petr. Mitt. 14, 563. 1894. 



— Ausmessung des Winkels zwischen zwei optischen Axen im Mikroskop. Min. Petr. Mitt. 16, 180. 1896. 



