Optische Untersuchnngsmethoden. 



93 



gerade Skiodrome zu suchen ist, gleiche Sehnen ab durch zwei in gleicher Entfernung von derAxenebene 

 gezogene Linien. Man zieht die gleich langen Sehnen AB und CD und erhält die Pfeiihöhen EF und GH. 

 Trägt man nun die Pfeilhöhe vom Scheitel der Skiodrome AB nach oben, bei der Skiodrome CD nach 

 unten senkrecht zur Trasse der Axenebene auf {EK und GL) und verbindet die Endpunkte durch eine 

 gerade Linie KL, so liefert deren Durchschnittspunkt mit der Trasse der Axenebene M den Ort, wo unter 

 der oben erwähnten Annahme die Pfeilhöhe ist, wo also die gerade Skiodrome die Trasse der Axenebene 

 durchsetzt oder den Mittelpunkt des schwarzen Kreuzes. 



Die Betrachtung des Kugelmodells und die faktische Konstruktion läßt erkennen, daß die Größe des 

 Fehlers mit der Abweichung der Mittellinie von der Mikroskop -Axe und mit der Größe V wächst. 

 Für F = ist der Fehler 0, die optische Axe eines einaxigen Krystalls wird am richtigen Orte beobachtet. 



Auf die oben angegebene Art wurde für eine Anzahl verschiedener T'- Werte und für verschiedene 

 Abweichungen der Mittellinie vom Mittelpunkte des Gesichtsfeldes der Kreuzmittelpunkt konstruiert. Das 

 Resultat dieser Arbeit ist in folgender Tabelle enthalten: 



Abweichung der Mittellinie. 



V 



Wahre 



Scheinbare 



Fehler 





so" 



IO° 



20 

 30 



24 

 35 



2?5 



4 

 5 





45° 



5° 

 10 

 20 

 30 



7?5 

 13-7 

 27-2 

 38-8 



3-7 



7-2 



8-8 





6o° 



5° 

 10 

 20 

 30 



S?3 

 18 



30' 6 

 43 



3^3 



8 



IO-6 

 13 















Der Inhalt der Tabelle ist in einer zum Gebrauche bequemeren Form in der Kurvenfigur 27 zur 

 Darstellung gebracht. 



Die durch die Beobachtungen gegebenen Größen sind: der scheinbare Wert von Fund die (in der 

 Richtung der Axenebene genommene) scheinbare Abweichung der Mittellinie vom Mittelpunkt des 

 Gesichtsfeldes, beides in Winkelmaß ausgedrückt. 



Man sucht auf der Abszisse die gefundene Abweichung der Mittellinie und schreitet aufwärts bis zu 

 jener Kurve, welche dem gefundenen Wert von F entspricht. Die zugehörige am Millimeternetz 

 abgelesene Ordinate gibt dann entsprechend der links am Rande beigesetzten Gradskala den korrigierten 

 Wert von V. 



Die Kurven für beobachtetes F sind von 10 zu 10 Grad ausgezogen. Die Kurven für Zwischenwerte 

 lassen sich leicht interpolieren. 



Die Korrekturgrößen wurden ermittelt durch Konstruktion der Skiodromen in stereographischer 

 Projektion. Die konoskopische Beobachtung erfolgt aber in orthogonaler Projektion. Es entsteht die 



