Phvsiographie der Gemengteile der hystallinen Schiefer. 109 



eingestellt werden. Durch Drehen des Objekttisches wird nun die Achsenbarre parallel zu den Linien ein- 

 gestellt. Dies kann mit ziemlich großer Genauigkeit geschehen; die Präzision der Einstellung kommt 

 ungefähr der einer Einstellung auf Dunkelheit im Orthoskop gleich. Sie wird allerdings wesentlich gemin- 

 dert, wenn die Achsenbarre in der Nähe des Randes des Gesichtsfeldes liegt. 



Handelt es sich um bloße Orientierung, so genügt die Einstellung in die Sagittal- oder Transversal- 

 ebene des Mikroskops nach dem Augenmaß. 



Liest man in dieser Normalstellung die Teilung des Objekttisches ab, so ist damit das Azimut des 

 der Achsenebene entsprechenden Großkreises gegenüber jener krystallographischen Richtung gegeben, 

 die als Ausgangsrichtung für das Azimut gewählt wurde. 



Durch Übertragung auf das Zeichenblatt wird diese Richtung nun auch graphisch festgelegt. 



Es empfiehlt sich in diesem Fall, auch noch die Richtungen zu markieren, in denen innerhalb der 

 Achsenebene a und y, die beiden Mittellinien liegen. Dies geschieht so; Man habe den Achsenbaiken 

 transversal eingestellt. Nun schaltet man ein Gipsblättchen in Regelstellung ein. Steigt die Interferenz- 

 farbe ober, sinkt sie imter der Achsenbarre, so liegt Mittellinie a rechts, •(■ links; und ebenso umgekehrt 

 (Vergi. Fig. 3.) 



Fig. 3. 



\ßv/K flo/h /. 



Bestimmung der Lage von rz und y gegen eine im Gesiclitsfeld sichtbare Achse, deren Pol in A liegt. Nach Einstellung des Achsen- 

 barrens in die transversale Normalstellung und Einschaltung eines Gypsblättchens mit Rot I. Ordnung in Regelstellung zeigt sich 

 oberhalb der Achse steigende, unterhalb fallende Farbe, wenn rechts a, links y liegt. 



Wiederholt man dieselbe Beobachtung bei einer zweiten Zwillingslamelle, so gibt die Differenz der 

 bezüglichen Ablesungen am Objekttisch die Winkel zwischen den Azimuten der beiderlei optischen 

 Achsenebenen. 



Derelbe Winkel wird von den auf dem Zeichenblättchen verzeichneten beiden Geraden ein- 

 geschlossen. 



Findet die Durchkreuzung der beiden Achsenebenen in der Nähe der Mitte' des Gesichtsfeldes statt, 

 so ist der von den Achsenebenen selbst eingeschlossene Winkel von diesem Azimutwinkel nicht 

 viel verschieden. 



Findet die Durchkreuzung in der Nähe des Gesichtsfeldrandes statt oder außerhalb desselben, so 

 läßt sich der Winkel der Achsenebenen durch Benützung des stereographischen Netzes ermitteln. 



Man verzeichnet die Achsenebene auf dem Zeichenblatt in 2 um 180° verwendeten Stellungen des 

 Zeichentischchens, mißt den Abstand beider Geraden mit dem Millimetermaßstab und setzt ihn gleich 2 d. 

 Ist ß der mittlere Brechungsindex des Plagioklases x die Mallard'sche Konstante des Konoskops, so ergibt 

 sich der Winkel tp zwischen dem Mittelpunkt des Gesichtsfeldes und dem Großkreis der Achsenebene 

 aus: d%-=: ^ sin tp. 



Hiemit hat man alle Daten um beide Achsenebenen in richtiger Orientierung in die stereographische 

 Projektion einzutragen. 



